Barometervergleichungen. 



401 



später gezeigt werden wird, so stimmen die Resultate von Chistoni und von mir 

 ziemlich gut mit einander. Es scheint somit Pistor-Martins in der Periode 

 1878 — 1881 irgend eine Veränderung erlitten zu haben, falls man nicht lieber 

 die ungleichen Differenzen der Schwierigkeit bei der Einstellung unten am 

 Pistor-Martins zuschreiben will. 



2. Christiania. Meteorologisches Institut. Controll- Barometer Wild- 

 Fuess N:o 214. Dieses Barometer hängt im meteorologischen Pavillon neben 

 dem Fenster gegen Osten. Mein Barometer wurde in demselben Pavillon neben 

 dem Fenster gegen Norden aufgehängt ungefähr in derselben Höhe über dem 

 Boden. Die Beleuchtung war mittelmässig. Beide Barometer wurden von 

 mir eingestellt. Jede 15:te Minute wurde eine Vergleichung gemacht. 



Juni 21. Vacuum-Spannung = 0,23 



mm. 



Wild-Fuess N:o 214. 

 + 18°,3C. 751,15 748,94 

 18,4 751,10 748,88 



18,65 751,10 748,85 

 18,8 751,03 748,76 



19,0 750,98 ') 748,69 



+ I8°,3 C. 

 18,3 



18,5 

 18,7 

 18,95 



RB 



750,65 

 750,60 

 750,60 

 750,55 

 750,50 



748,72 

 748,66 

 748,64 

 748,57 

 748,49 



18,9 



750,78 



748,50 



Eine Stunde später. 



19,05 750,30 748,26 



Differenz. 

 + 0,22 



0,22 



0,21 



0,19 

 0,20 



0,24 



Nach erneutem Austrocknen des Reisebarometers wurde die Vacuum- 

 Spannung 0,10 mm. erhalten. Drei Stunden später. 



18,75 

 18,95 



749,83 

 749,73 



747,57 

 747,45 



18,75 

 19,0 



749,50 

 749,40 



747,37 

 747.26 



0,20 

 0,19 



: 0,014. 



Mittel +0,21 ±0,020. 



Für 749 — 751 wie auch für 745 ist die Réduction auf das Normalbaro- 

 meter = +0,27 mm., daher ist 



Juui 21 Wild-Fuess N:o 214 = NB —0,06 

 „ 22 „ . . = „ -0,06 



*) Einstellung von Herrn Professor Mohn. 



59 



