Barometervergleichungen. 463 



Am Institute wird für Wild-Fuess N:o 87 die Correction —0,15 mm. 

 angenommen. Wegen des grossen Unterschiedes zwischen den Resultaten der 

 beiden Reihen muss meine Vergleichung in Kopenhagen als nicht gut gelungen 

 bezeichnet werden. 



4. Hamburg. Deutsche Seewarte. Vergleichungen mit dem provisorischen 

 Normalbarometer der Seewarte Köppen-Fuess N:u 9 (Grefäss-Heber) und mit 

 dem Barometer "Wild-Fuess N:o 79, von Herrn Doctor Kremser (aus dem 

 meteorologischen Institute in Berlin) während einer Inspectionsreise hier auf- 

 gestellt. Alle drei Barometer waren an einem Pfeiler im Barometer-Keller 

 aufgehängt, das meinige mit dem Nullpunkte 9 cm. tiefer als die beiden ande- 

 ren. An den Vergleichungen waren die Herren Kremser (K), Ambronn (A) 

 und Eylert (E) betheiligt. Je nach einer Stunde wurde eine Doppelver- 

 gleichung gemacht, vobei die Beobachter des Köppen-Fuess und Wild-Fuess 

 wechselten. Ich habe daher jede solche Doppelvergleichung als zwei verschie- 

 dene berechnet. 



Juni 28. Vacuum-Spannung = 0,35 mm., Réduction wegen Höhendiffe- 

 renz = —0,01 mm. 



& 



') Einstellungen von mir. 



