Barometervergleichungen. 



465 



dem Nullpunkte 10 cm. tiefer. Intervall zwischen den Vergleichungen 10 bis 

 15 Minuten. Beleuchtung mittelmässig. 



Juli 2. Vacuum-Spannung = 0,25, Réduction wegen Höhendifferenz = 

 -0,01 mm. 



0,017. 



Correction des Reisebarometers 

 Tonnelot = 



= +0,18 mm., daher 

 NB 0,21 mm. 



Für Tonnelot wird zur Zeit die Correction + 0,05 mm. angenommen. 



6. Utrecht. Meteorologisches Institut. Barometer Becker (Heber), vor 

 einem Fenster aufgestellt; das Reisebarometer nebenbei am Fensterpfosten. 

 Beleuchtung gut. Becker wurde von einem Beamten des Institutes abgelesen. 

 Intervall zwischen den Vergleichungen 10 Minuten. Die Höhendifferenz der 

 Barometer wurde nicht notirt, war aber unbedeutend. 



Juli 3. Vacuum-Spannung = 0,19 mm. 



Mittel + 0,63 ± 0,035. 



Correction des Reisebarometers = +0,18 mm., daher 

 Becker = NB +0,45 mm. 



7. Kew Observatory. Barometer Newman U:o 34 (Fortin, engl. Zolle), 

 eingestellt von Herrn W. Hugo. Gleichzeitig wurde auch das Standard Baro- 

 meter 1 ) von Herrn I. Foster abgelesen. Das Reisebarometer wurde (am 5:ten 

 Juli) in demselben Zimmer installirt, ungefähr in derselben Höhe wie die 

 beiden anderen. Intervall zwischen den Vergleichungen 10 Minuten. Beleuch- 

 tung gut. Nur die Ablesungen von Newman wurden von mir aufgezeichnet. 

 Die gleichzeitigen Ablesungen des Standard-Barometers ergaben für Newman 



>) Philos. Transactions, 1856, S. 507. 



