466 



A. F. S U N D E L L. 



die Correction +0,002 engl. Zoll, die ich an den reducirten Stand desselben 

 vor der Umsetzung in Millimeter angebracht habe. 

 Juli 6. Vacuum-Spannung = 0,24 mm. 



0,026. 



Hier ist wieder die Correction des Reisebarometer = +0,18 mm., daher ist 



Newman N:o 34 + 0,002 

 Standard-Barometer 



= NB + 0,06 mm. 



Laut einer langen Reihe von Vergleichungen sollte, wie mir mitgetheilt 

 wurde, die Réduction des Newman N:o 34 auf das Standard-Barometer - 0,003 

 engl. Zoll betragen. 



Herr Chistoni fand im Jahre 1881: Kew Standard = Normal St. Peters- 

 burg ±0,00; nach Herrn Professor Waldo's Vergleichungen im Jahre 1883 l ), 

 die mir soeben bekannt geworden sind, ist Kew Standard = Normal St. Peters- 

 burg + 0,10 mm. Diese Resultate stimmen recht gut mit dem meinigen. 



8. Paris. Bureau central météorologique. Es wurde mit dem Etalon 

 Fortin von Alvergniat und mit Tonnelot N:0 1572 (Fortin) verglichen; beide 

 wurden von Herrn Dufour abgelesen. Das Reisebarometer wurde in dem- 

 selben Zimmer aufgehängt; Höhendifferenz unbedeutend, nicht gemessen; Be- 

 leuchtung schlecht wegen bedeckten Himmels; schwaches Gewitter während 

 der Vergleichungen; Intervall zwischen den Vergleichungen 15 Minuten. 



Juli 9. Vacuum-Spannung = 0,18 mm. 



*) Zeitschrift für Meteorologie XXII, 1887, S. 98. 



