Barometervergleichungen. 4G7 



Differenzen. 



Etalon Fortin — RB. Tonnelot N:o 1572 — RB. 



+ 0,02 — 0,43 



0,10 0,32 



0,06 0,29 



0,10 0,35 



0,05 0,41 



0,06 0,34 



0,10 0,31 



0,07 0,3« 



Mittel + 0,07 ± 0,022 — 0,35 + 0,036. 



Da die Correction des Reisebarometers hier +0,18 mm. ist, so haben wir 



Etalon Fortin = NB — 0,11 mm. 



Tonnelot N:o 1572 = „ —0,53 „ 



Zur Zeit werden diese beiden Barometer auf das Normalbarometer Reg- 

 nault (Collège de France) reducirt, wobei für Etalon Fortin die Réduction 

 — 0,04, für Tonnelot N:o 1572 die Réduction +0,37 angenommen wird. Hier- 

 nach hätten wir 



Normal Regnault = NB — 0,15 mm. 



Nach Chistoni war im Jahre 1881: Normal Regnault = Normal St. Peters- 

 burg — 0,04, nach Waldo war im Jahre 1883 dieser Unterschied = +0,05 mm. 

 Besonders diese letzte Zahl weicht stark von der meinigen ab. 



9. Sèvres. Pavillon Breteuil, Bureau international des poids et mesures. 

 Zuerst wurde im kleinen Salon für Wägungen mit dem Barometer Turrettini 

 verglichen. Das Reisebarometer wurde an ein solides Holzgestell aufgehängt; 

 die Höhendifferenz der beiden Barometer war unbedeutend (5,5 cm.). Gute 

 Beleuchtung von oben. Intervall zwischen den Vergleichungen 10 Minuten. 

 Turrettini wurde von Herrn Doctor Thiesen abgelesen; neben den von mir in 

 gewöhnlicher Weise reducirten Ständen desselben sind auch die von Herrn 

 Thiesen auf 0° C. und auf das Bormalbarometer II, System Wild-Marek redu- 

 cirten Stände 1 ) in der Columne Wild-Marek angeführt. 



Juli 10. Vacuum-Spannung = 0,23 mm.; die Angaben des Thermometers 

 von Turrettini wurden um — 0°,04 C. corrigirt. 



') Die Réduction des Turrettini auf Wild-Marek ist = +0,09 + 0,0052 (B — 760), bei Be- 

 nutzung der für Wild-Marek gültigen Tafeln (Travaux et Mémoires du Bureau international des poids 

 et mesures, T. III, S. D. XIX). 



