468 



A. F. S U N D E L L. 



Mittel — 0,02 ± 0,030 



+ 0,03. 



Juli 12. Nach erneutem Austrocknen wurde die Vacuum- Spannung 

 0,18 mm. erhalten. 



Das Reiseharometer wurde jetzt in gefülltem Zustande nach dem Salon 

 für die Untersuchung des Luftthermometers übertragen und mit dem Normal- 

 barometer Chappuis (System Wild -Pernet) verglichen. Obgleich das Reise- 

 barometer an die Wand gegenüber den Fenstern aufgehängt wurde, war doch 

 die Beleuchtung am oberen Visire mangelhaft wegen des Schattens vom Blech- 

 dache über dem Luftthermometer. Das Normalbarometer wurde von Herrn 

 Doctor Chappuis abgelesen, der mir auch die reducirten Stände mittheilte. An 

 diesen Ständen habe ich doch (laut später erhaltener brieflichen Mittheilung) 

 die Correction —0,25 mm. angebracht, da dieselben auf normale Schwere, die 

 Stände der übrigen Barometer aber auf locale Schwere bezogen sind. Die 

 in dieser Weise corrigirten Stände sind hier unten als Chappuis reducirt 

 angeführt. 



