Barometervergleichungen. 47 1 



gen brieflichen Mittheilung von Herrn Doctor Thiesen) wie die meinigen durch 

 Turrettini vermittelt. 



10. Zürich. Schweizerische Centralstelle. Barometer Wild-Fuess N:o 168 

 und Fuess Heher, eingestellt von Herrn Director Billwillek. Alle drei Baro- 

 meter in demselben Zimmer in ungefähr derselben Höhe; Beleuchtung gut; 

 Interwall zwischen den Vergleichungen etwa 10 Minuten. 



Juli 15. Vacuum-Spannung = 0,25 mm. 



Für 723 ist die Correction des Beisebarometers = +0,15 mm. ; folglich 

 haben wir: 



Wild-Fuess N:o 168 = NB - 0,08 mm. 

 Fuess Heber = „ + 0,04 „ 



Zur Zeit wird an Wild-Fuess N:o 168 die Réduction +0,10, an Fuess 

 Heber die Réduction - 0,08 mm. angebracht, d. h. 



Normalstand Zürich = NB + 0,02 mm. 

 î) îî — )T 0,04 „ 



oder im Mittel 



Normalstand Zürich = NB — 0,01 mm. 



11. München. Meteorologisches Institut. Controllbarometer Wild-Fuess 

 N:0 43 und Barometer Wild-Fuess N:0 4, von Herrn Doctor Erk eingestellt. 

 Alle drei im Barometerzimmer aufgehängt, das Reisebarometer 7 cm. höher 

 als die beiden anderen. Beleuchtung mittelmässig. Intervall zwischen den 

 Vergleichungen 15 Minuten. 



