Barometervergleichungen. All 



Nach III, 12 folgt für Wien: 



Pistor N:o 279 = Normalstand Institut Berlin —0,15 mm. 



Von Herrn Liznar wird (1. c.) dagegen diese Differenz zu —0,03 mm. an- 

 gegeben, was auch eine Erniedrigung des Pistor N:o 279 andeutet. 



15. Berlin. Normal-Aichungs-Kommission. Hier wurde mit dem Controll- 

 barometer "Wild-Fuess N:o 229 sowie auch mit Wild-Fuess N:o 79 verglichen, 

 das von Herrn Doctor Peenet von dem Meteorologischen Institute nach dem 

 Gebäude der Kommission übertragen wurde. Die Vergleichungeu wurden im 

 Sitzungs-Saale gemacht, wo alle drei Barometer in derselben Höhe an einen 

 für solche Zweck bestimmten Schrank aufgehängt wurden. Die Beleuchtung 

 war mittelmässig und die Aufstellung nicht völlig stabil. Jede halbe Stunde 

 wurde eine Doppelvergleichung gemacht mit 5 bis 10 Minuten Zwischenzeit. 

 Herr Pernet Hess beide Wild-Fuess ab. 



Vacuum-Spannung = 0,13 mm. 1 ). 



Wild-Fuess N:o 79. RB 



fl9°,3C. 761,55 759,19 + 19°,3 C. 761,33 759,12 



19,4 761,65 759,28 19,45 761,35 759,12 



19,45 761,52 759,14 

 19,55 761,50 759,11 



19,65 761,45 759,05 

 19,8 761,46 759,04 



Bestimmung der Vacuum-Spannung. 



Zweite Beihe. Vacuum-Spannung = 0,14 mm., aus der vorgehenden und 

 der nachfolgenden Bestimmung interpolirt. 



*) Bei der Bestimmung der Vacuum-Spannung wurde eine Depression von 1.9 mm. notirt, 

 was einer Spannung von 0,09 mm. entspricht. Da aber fünf Stunden später diese Spannung = 0,15 mm. 

 gefunden wurde und da ich nie in einer so kurzen Zeit eine so bedeutende Veränderung der 

 Vacuum-Spannung beobachtet habe, zweifle ich nicht, dass ich bei der ersten Bestimmung die De- 

 pression in Folge eines Ablesungsfehlers 1 mm. zu klein notirt habe; ich nehme sie daher = 2,9 mm. 

 und bekomme so die oben angeführte Spannung. 



61 



