492 A. F. S UN DELL. 



dem Normalstande in St. Petersburg ab. Wegen des in Holland und Oester- 

 reich angenommenen Normalstandes besitze ich keine Auskunft. Man war somit 

 im Jahre 1886 der für meteorologische Zwecke geforderten Genauigkeit mit 

 wenigen Ausnahmen ziemlich nahe gekommen. Ob sich dieser verhältniss- 

 mässig gute Zustand von einem Jahre zum anderen erhalten werde, ist doch 

 sehr zu bezweifeln, da es sich vielfach gezeigt hat, dass gewöhnliche Baro- 

 meter ihren Stand mit der Zeit verändern und daher oft mit eigentlichen 

 Normalbarometern verglichen werden müssen. Man kann somit nicht unter- 

 lassen dem von Herrn Director Wild mehrmals ausgesprochenen Wunsche bei- 

 zustimmen, dass sich die Centralstellen der Meteorologie möglichst bald wirk- 

 liche Normalbarometer anschaffen mögen. Will man sich mit der oben 

 Abth. II beschriebenen Modification des Normalbarometers begnügen, so werden 

 die Kosten nicht übermässig gross. Ein solches Barometer mit zwei Mikro- 

 meter-Mikroskopen kommt hier (in Helsingfors) ohne Quecksilber (wovon etwa 

 7 kg. nöthig sind) auf ungefähr 300 Francs. In grösseren Städten, wo die 

 Arbeit der Mechaniker wegen der grösseren Geschicklichkeit theurer ist, würden 

 wohl die Kosten ein wenig höher ausfallen, werden aber immer doch un- 

 bedeutend in Betracht der Kosten, welche jetzt die immer nöthigen Vergleiche 

 mit benachbarten Centralstellen mit der Zeit herbeiführen. 



