40 



ERNESTO CABALLERO Y BELLIDO 



Fig. 10. 



cobre, donde pueden tenerse veinte o treinta y ser cubiertos con 

 una campana en la forma que se ha dicho, dentro de la cual se 

 deja, además, un vaso con ácido sulfúrico para mantener la se- 

 quedad. 



Con todo esto dispuesto se toma de nuevo el portaobjetos 

 circular de la figura 9 y se fija en el semicírculo inferior, siem- 

 pre valiéndose de una gotita de vaselina líqui- 

 da, la plaquita de mica, S, donde tenemos las 

 diatomeas que han de constituir la preparación 

 (fig. 10) y en la parte superior uno de los cu- 

 breobjetos preparados C, bien seco, y gelatina 

 hacia arriba, procurando centrarlo lo mejor po- 

 sible; operación que facilitan los trazos de alu- 

 minio y algunos círculos concéntricos no difíciles de producir 

 con diamante, pero cuyo detalle operatorio, no indispensable, 

 alargaría demasiado esta ya minuciosa descripción. 



Trátase ahora de instalar este soporte en una especie de cá- 

 mara hermética, dentro de la cual ha de moverse el pelo que 

 traslade las diatomeas de .S a C y las coloque micrométricamen- 

 te en el lugar y posición que nos convenga. 

 Necesítase para esto preparar un mi- 

 croscopio especial, exclusivamente destina- 

 do a este trabajo. Ha de ser un microscopio 

 compuesto grande o mediano modelo, pro- 

 visto de amplia platina fija, sin revolver, con 

 tubo alargadera para conseguir una separa- 

 ción facultativa entre el ocular y el objetivo, 



movimiento rápido por cremallera y movimiento lento por tor- 

 nillo micrométrico. El sistema de iluminación puede ser cual- 

 quiera, prefiriendo el de condensador; no necesita ser inclinable, 

 porque siempre ha de trabajar vertical, ni tener ningún otro 

 accesorio, desembarazando la platina de los de que pudiera es- 

 tar provisto. En cuanto a combinación óptica, llevará un objetivo 

 débil de I O a 12 milímetros de distancia frontal y oculares 



Fig. II. 



