52 



ERNESTO CABALLERO Y BELLIDO 



minadas se pone éste en la chapita de hierro muy delgada L 

 de la figura i6 y se calienta hasta el rojo obscuro, con lo cual 

 las diatomeas, sobre todo si son de forma plana y muy delgadas, 

 como la mayor parte de las que sirven de «test» a los micró- 

 grafos, únicos que exigen el montaje en seco para estudios muy 

 especiales, quedan bastante adheridas sin intermedio de fijador 

 alguno para poder ser montadas y manejadas sin temor de que 

 se desprendan. Pero el montaje en seco, con o sin fijador, debe 

 reservarse exclusivamente para estas preparaciones de estudio, 

 pues, las reflexiones y refracciones de la luz en los diversos pla- 

 nos y complicada estructura de las val- 

 vas silíceas hace que éstas ofrezcan, así 

 observadas, un aspecto confuso, poco 

 agradable, muy diferente de la nitidez 

 que ofrecen cuando están bañadas por 

 un medio de índice superior al de la sí- 

 lice que impida la producción de aque- 

 llos fenómenos ópticos tan molestos. 



Entre los medios de inclusión (que 

 así se llaman) de índice superior al de la 

 sílice, se emplean para las preparaciones 

 de diatomeas, casi exclusivamente, el bálsamo del Canadá, el es- 

 toraque y el monobromuro de naftalina, pues algunos otros que 

 han sido propuestos son de difícil manejo y fácil alteración. En 

 realidad, hoy quedan reducidos a dos: el estoraque y el mono- 

 bromuro de naftalina, y en algún caso especialísimo y sólo para 

 «test», el rejalgar artificial. En cuanto al bálsamo, que fué el 

 primero usado, ya no lo emplea ningún preparador para las dia- 

 tomeas por el escaso coeficiente de visibilidad que proporciona. 

 Detallaremos el modo de operar con el estoraque y el mono- 

 bromuro de naftalina, advirtiendo que damos la preferencia a 

 este último, pues si bien sus excelencias fueron puestas en entre- 

 dicho por el mismo Dr. Moller, que lo introdujo en la técnica de 

 las diatomeas achacándole el inconveniente de su alteración en 



Fig. 1 6. 



