Kågra anraärknlDgar rörande Augusfs psykrometer. 



Af E. J. Mellberg. 



I början af innevarande år öfverlemnades från Finska Ve- 

 tenskaps-Societeten åt undertecknad en psykrometer, medelst 

 hvilken derefter luftens fuktighetstillstånd blifvit iakttaget. 

 Under anställandet af dessa observationer har jag i afseende 

 å det nämnda instrumentets uppställning, skötsel och vård 

 samt äfven beträffande beräknandet af luftens fuktighetsgrad 

 kommit att göra några iakttagelser, för hvilka jag trott det 

 vara mödan värdt att i korthet redogöra, i synnerhet som i 

 vårt land först på sednaste tider en större uppmärksamhet 

 egnats äfven ifrågavarande slag af meteorologiska undersök- 

 ningar; och jag kände mig än mera manad att omnämna 

 mina, om ock små, erfarenheter i berörda afseende, då jag 

 nyligen hade äran och nöjet att genom Vetenskaps-Societe- 

 tens ärade sekreterare få mottaga exemplar af instruktioner- 

 na för de meteorologiska stationerna såväl i Ryssland som 

 Sverige och af dessa fann flere af mina förut fattade menin- 

 gar besannade. 



Om det riktiga begagnandet af något meteorologiskt 

 instrument är beroende af observatorns omdöme och vana, 

 är detta fallet med psykrometern och ett uppmärksamt syss- 

 lande med densamma skall inom kort öfvertyga enhvar om 

 nödvändigheten af att vid dess skötsel iakttaga den största 

 noggrannhet. 



Hvad först uppställningen vidkommer, synes man hos oss 

 hafva beslutit sig för det i Sverige*) använda sättet, att nem- 



*) Handledning vid meteorologiska observationers anställande 

 af Er. Edlund. Stockholm, 1852 ; pag 4. 



