109 



gjorde att treiine barometrar förderfvades. Detta oaktadt 

 visar beräkningen af resultaterna, att en noggranhet i kor- 

 rektionerna erhållits, som uppgår till omkr. 0,1 millimeter, 

 hvilket torde vara tillräckligt, då instrumenterna sjelfva, till 

 följe af olikhet vid graderingen m. m. vid de särskilda ba- 

 rometerstånden ej hafva större noggranhet. 



De vid stationerna begagnade thermometrarne hafva 1 

 allmänhet visat sig vara sådana, att de lemna mycket öfrigt 

 att önska. Utom det att glasröret ofta varit så löst på ska- 

 lan, att detsamma kunnat röras omkr. en half grad, så hafva 

 äfven andra fel af svår beskaffenhet yppat sig. Genom gla- 

 sets kontinuerliga sammandragning förändras thermometerns 

 nollpunkt, så att en årligen återkommande undersökning är 

 nödvändig för observationernas noggranhet; detta är något, 

 som knappast kaii förekommas, men deremot kan fabrikan- 

 ten mj^cket väl ställa så till, att rörets kaliber är jemn och 

 graderingen väl utförd, åtminstone så väl att felet ej blifver 

 siörre än 0*^,1 . På de undersökta thermometrarne hafva ofta 

 förekommit fel i detta hänseende uppgående till flere tion- 

 dedelar af graden, hvilket beklagliga faktum gör att, för en 

 äfven vanlig grad af noggranhet, de flesta afläsningar måste 

 korrigeras. De armar, förmedelst hvilka thermometrarne fä- 

 stas vid fönstret, äro äfven alldeles för korta, ty så nära de 

 nu stå, så kunna de ej undgå att märkbart påverkas af vär- 

 met ifrån väggen. Det vore derföre starka skäl för handen 

 att alldeles frångå detta system och i sammanhang dcrmed 

 införa psy krometer-observationer öfverallt. 



Här och der hafva äfven ombrometerobservationer blif- 

 vit anställda, men man uttalade öfverallt den önskan att få 

 infördt ett likfoi'migt system och be<iväma instrumenter. 



At de tieste observatörer öfverlemnades, för noggranna 

 tidsbestämningar, trianglar konstruerade särskildt för ända- 

 målet enligt prof. Kruegers uppgifter, hvarjemte observatö- 

 rerne undervisades uti desammas begagnande. 



På de tvenne nya stationerna Wasa och Keksholm 

 blefvo psykrometrar uppställda äfvensom uti Kuojjio och So- 

 dankylä, ehuru svårigheterna vid transporten gjort, att zink- 



