124 



grader, hvilka äro uppdragna på en pappersskala, innesluten 

 uti ett lufttätt glasrör, som omgifver thermometerröret. 



Före afresan underkastades desamma kalibrering och 

 undersökning af nollpunkterna. Emedan vid kalibreringen, 

 eller undersökningen af thermometerrörets kaliberfel, följdes 

 en method, som senare tillämpades på de flesta thermome- 

 trar, hvilka under resan undersöktes, så skall jag närmare 

 angifva densamma. 



Sedan en qvicksilfverpelare af 15 till 25 graders längd 

 blifvit afskild, så fördes densamma längs thermometerröret 

 och jemkades så att dess ena ända alltid sammaföll med nå- 

 got helt tiogradtal, hvarefter den andra ändans läge aflästes. 

 På sådant sätt erhölls en serie af rörlängder, från tio till tio 

 grader, jemförda med samma mått. Tages nu medium af 

 alla afläsningarne, så erhålles medellängden af sjelfva pelaren 

 och om denna storhet med motsatt tecken adderas till hvar 

 och en af de gjorda afläsningarne, så fås ett tal, som ta- 

 get med motsatt tecken utvisar huru mycket röret öfver 

 eller understiger meddellängden. Att detta tal bör hänföras 

 till det gradtal, som utvisas af midten af qvicksilfverpelaren 

 vid hvarje afläsning är en nära till hands liggande hypothes. 

 hvilken äfven blifvit antagen, ehuru härvid endast rörets 

 ojemnheter och ej sjelfva graderingens tages i betraktande. 

 För att nu kunna använda den sålunda erhållna korrektions- 

 serien, så måste man känna absoluta korrektionen vid tvenne 

 särskilda gradtal. Att det ena gradtalet alltid utgjorts af 

 nollpunkten är tydligt : emedan denna korrektion är konstant 

 för hela skalan, så adderades skilnaden emellan densamma 

 och korrektionen för kalibei-felet till den genom kalibrerin- 

 <>en erhållna serie. Känner man nu vidare absoluta korr. vid 

 en annan temperatur, så utvisar skilnaden emellan detta tal 

 och korrektionen för kaliberfelet, rättadt genom korrektionen 

 för nollpunkten, den korrektion, som härleder sig från kok- 

 punktens läge. Denna bör nu fördelas jemt på alla graderna 

 emellan noll och den observerade temperaturen, då man slut- 

 ligen erhåller de absoluta korrektionerna för thermometern. 

 Att kokpunkten vore den lämpligaste temperatur för erhål- 



