126 



dess att temperaturen blef något sånär stillastående, hvaref- 

 ter densamma antecknades. Observ. gåfvo följande: 

 Etal. n:o 434 Nu 



436,3 35°,25 



435,9 35°,30 



435,9 35°,15 



435,9 35°,15 



435,7 35°,10 



Med. =435,94 = 35°, 19 35°,17 

 Till följe hvaraf Nu vid 35° har en absolut korrektion 

 = -f 0°,02. 



Af de flerfalldiga jemförelser, som finnas emellan Ni 

 och Nii utväljes följ. såsom de säkraste 



hvaraf såsom med. Ni = Nu — 0°,06 vid 15°. 

 Kalibrering af Nu 

 100,0 - 84,94 = 15,06 -]0,0-|- 4,97=14,97 

 90,0 — 74,99 = 15,01 0,0—14,98 = 14,98 



80,0 — 64,98 = 15,02 10,0-24,98 = 14,98 



70,0 — 55,00 = 15,00 20,0—34,98 = 14,98 

 60,0 - 45,00 = 15,00 30,0 - 44,99 = 14,99 

 50,0 — 35,01 = 14,99 40,0 — 55,00 = 15,00 

 40,0 — 25,02 = 14,98 50,0 — 65,00 = 15,00 



30,0 — 15,02 = 14,98 60,0 — 75,02 = 15,02 

 20,0 - 5,01 = 14,99 70,0 - 85,02 = 15,02 



10,0 5,02 = 15,02 80,0 — 95,01 = 15,01 



korrektion vid 0° = -f 0°,01, vid 35° = -f 0°,02, hvaraf 

 absoluta korrektioner 

 vid 0° = -f- 0°,01 

 10° = 4- 0°,02 

 20° = -i- 0°,02 

 30° = -j- 0°,02 

 40° = -j- 0°,01 



