127 



Kalibrering af Ni 

 100,0 - 74,80 = 25,20 — 10,0 -- 14,95 = 24,95 

 90,0 — 64,80 = 25,20 0,0 - 24,97 = 24,97 



80,0 - 54,90 = 25,10 10,0 — 35,02 = 25,02 



70,0 — 44,88 = 25,12 20,0 — 45,30 = 25,30 



60,0 — 34,68 = 25,32 30,0 — 55,30 = 25,30 



50,0 - 24,70 = 25,30 40,0 — 65,18 = 25,18 



40,0 — 14.75 = 25,25 50,0 — 75,08 = 25,08 



30,0 - 4,92 = 25,08 60,0 — 85,03 = 25,03 



20,0 4,94 = 24,94 70,0 — 95,18 = 25,18 



10,0 14,95 = 24,95. 



Absoluta ki)iTektionen vid 0^ = -\- 0°,05 och vid 5^ 

 0°,04 hvaraf följande serie af absoluta korrektioner 

 vid 0° = -f- 0°,05 

 10° = -|- 0°,02 



Etc. 

 Vid Sjelfva undersökningen af instrumenterna har jag 

 i allmänhet förfarit på följande sätt: 



a) Barometern. 



Normalbarometern upphängdes i samma höjd med den 

 som skulle undersökas, hvarefter pröfning skedde öm den- 

 samma intog det rätta läget. Derefter rengjordes instrumen- 

 tet och undersöktes till sin beskaffenhet för öfrigt. Sedan 

 nu instrumenterna stått invid hvarandra minst 2 å, 3 timmar 

 börjades afläsningarne. 



b) Thermometrarne. 



Först granskades om skalan var väl fästad vid röret 

 och om så ej var förhållandet, så fastades densamma. Der- 



