iä9 



N :o 5 = C + 1™'»,04 NB = C -|- l"^"i,28 

 „ = D -i- 0°^"^,50 „ = D 4- 0n>'«,88. 

 NB=N:o 5 + 0™'«,24> 

 „ = N:o 5 + O'»™, 38^ '"^^ 



korrektionen för N:o 5 är således -|- 0""n,31. 



Instrumentet var för öfrigt i fullgodt skick: endast en 

 liten luftblåsa fanns vid nedra ändan af röret, hvarest den bi- 

 behållit sig hela den tid observatorn innehaft instrumentet. 

 Vid omflyttningarne iakttages yttersta omsorg så väl vid 

 transporten som vid uppställandet. Spegeln bakom röret hål- 

 les ren och användes vid afläsningen. 



Thermometranie till antalet tvenne betecknade N:o 1 

 och N:o 4 (qvicksilfver"). 



Uti smältande is 

 N:o 1. N:o 2. 



40,20 40,38 



korr. — 0°,20 — 0°,38. 



Uti vatten 

 Ni Nii N:o 4 



15°,93 15°,87 56°,45 



korr. — 0°,04-f 0°,02 



0°,56. 



9°,02 

 korr. för N:o 1, vid 9° = — 0°,18. 



Kalibrering af N:o 1. 

 40,0 — 60,0 = 20,00 60,0 — 40,0 = 20,00 

 45,0 - 65,0 = 20,00 65,0 — 45,0 == 20,00 

 50,0 — 70,0 = 20,00 70,0 — 50,0 = 20,00 

 55,0—74,7 =19,70 75,0—55,3 = 19,70 

 60,0 - 79,45 = 19,45 80,0 — 60,7 = 19,30 



9 



