136 



Kalibrering af N:o 10. 



0°,56. 

 Kajaua station. 



Observatör var Hr Provisorn Grahn, som nyligen öfver- 

 tagit apotheket och lofvade fortsätta med observationerna. 



Barometern lutade något och rättades, men förändrin- 

 gen var så ringa att ingen korr. behöfver tagas i betrak- 

 tande för densamma. Instrumentet betecknadt N:o 7 är f. ö. 

 i fullgodt skick; här och der synes dock längs röret små 

 luftblåsor. 



672,25 t = 13,8 757,95 t = 16,8 korr. 



672,20 „ 14^ 757,80 „ H,^ -j- 0'^«^,18 

 671,9 „ 13,3 757,40 „ 16,3 + 0'""\27 

 Ri = N:o 7 -|- 0™™,23 med. = 0'^™,23 



NB = N:o 7 -|- 0™«i,26 och korr. således = -j- 0'"™,26. 

 Observationsplatsen ligger omkr. 60 fot öfver Uieå träsk. 

 Tvenne qvicksiifvertherm., betecknade 5 och 12 finnas. 

 Uti smältande is 

 5 12 



40,35 40,05 



verif. verif. 



korr. = — 0°,35 - 0°,05 



