138 



lleåborgs station. 



Observatör Herr Assessorn Westerlund; obs. verkstäl- 

 las af provisorerna på apotheket; barometern U intog det be- 

 höriga läget och var f. ö. uti godt skick, med undantag af 

 spegelinrättningen, som ej kunde användas. Observations- 

 platsen ligger omkr. 30 fot öfver hafvet. 



Komparationerna med Ri och Rii utföllo såsom förut är 

 visadt d. v. s. 

 Omkr. 726 U = Rii - 0'""S54 hvaraf NB = U -f 0'""%92 

 732 „ = ,, - 0™-,28 „ „ = „ + 0--,66 

 741 „ = „ - 0--,09 „ „ = „ + 0-™,47 

 745 „ = „ - 0™-,09 „ „ = „ + 0--,29 

 hvilken serie erhållits genom interpolationer och antagandet 

 att felet varit jemt till eller aftagande. Tvenne qvicksilfver- 

 thermometrar N:ris 6 och 7 samt en sprit S finnas på statio- 

 nen. 



Uti smältande is 



korr. 



Thermometrarne motstodo alla försök till kalibrering, 

 hvarföre korrektionerna upptagas utan vid. förändring: 



N:o 6 vid 0° = 40° = — 0,03 vid 7,5 = - 0,03 



N:o 7 „ „ = „ = 4- 0,22 „ „ = + 0,10 



Spritthermometern har aldrig blifvit använd vid obser- 

 vationerna. 



