140 



Med. 7'«'>%68 

 Häraf NB t= Ak -f 7'^"^,75 vid 18,5. 

 Thermometeni på Ak visar tydligen alltför högt ända 

 till 1°,3 hvilket bör iakttagas. 



Emedan Ars korrektion var så högst betydlig och myc- 

 ket låga barometerstånd i dessa trakter ej sällan iuträtfa, så 

 att visaren går utom skalan, så ansåg jag nödigt att före- 

 komma detta förhållande. Felet rättades, hvarefter kompara- 

 tionen angaf: 



Ri Ak korr. 



653,20 t = 14,8 745,05 t = 20,0 - 8,33 

 653,27 „ 14,9 745,10 „ 20,0 ~ 8,31. 

 Hvaraf erhålles NB = Ak — 8"»»,29 vid temp. 18,5. 

 På stationen fanns blott en qvicksilfver-thermometer, 

 betecknad N:o 5. 



Uti smältande snö. 

 40,07 

 verif. 

 korr. — 0,07 

 Uti vatten 

 Ni Nii N:o 5 



16,45 16,50 56,45 

 16,35 16,40 56,40 



56,43 



korr. — 0,02 



16,47 = 16,41 

 Kalibrering. 

 80,0-60,5 = 19,5 55,0 — 74,6 = 19,6 



70,0 — 50,3 = 19,7 45,0 — 64,7 = 19,7 



60,0 — 40,5 = 19,5 35,0 — 54,5 = 19,5 



50,0 — 30,7 = 19,3 25,0 — 44,3 = 19,3 



