141 



Absoluta korrektioner.- 

 vid 0° = 40° = — 0,07 

 47 = - 0,06 

 57 = — 0,00 

 67 = -1- 0,43 

 Observationsorteu ligger omkring 20 fot öfver Ounas- 

 joki på detta ställe. 



Sodankylä station. 



Observatör Herr Befallningsman Eklöf, 



Till följe af den starka temperatursänkning, som in- 

 träffat under resan från Euare till Sodankylä hade Ri gått 

 sönder och nu återstod endast Aneroidbarometern A. 



Barometern betecknad N:o 7 var f. ö. i godt skick. 



Dec. 3. 



Med. användande af den funna temp. coefif. O™™, 155 fås 



korrektionen vid 0° = — ö^^^jQl 

 747,60 t = 18,2 742,8 

 747,60 „ 18,0 742,7 



55 



— 6"'^,13 

 747,45 t = 18,9 741,95 „ — 6™™, 82 



Med. af alla tre — 6™'»,62 



Den ojemnhet i gången af korr., som augifves af den 

 mellersta obs., har sin orsak deri att qvicksilfver- och ane- 

 roidbarometrarne ej stego och föllo precist samtidigt. De 

 nämnde obs. äro tydl. tagne under det barometern var i sti- 

 gande. 



Bortlemnas den mellersta obs. såsom osäker, fås derföre 

 NB = N:o 7 - 6«"^,87 -f 7""",38 = N:o 7 + 0-"'^,51. 



Korr. utgör således -\- 0°^™,51. Obs. orten ligger 30 fot 

 öfver elfven på detta ställe. 



På stationen finnas tvenne qvicksilfverthermometrar, be- 

 tecknade N:ris 4 och 6, samt en spritthermometer kallad S. 



