143 



vid 0^ 



Observatör Herr kyrkoherden L(3\venmark. 



På stationen finnes endast en qvicksilfverthermometer 

 N:o 3 och en sprittherniometer N:o 3. 



Uti smältande is 

 N:o 3 Sprit N:o 3 



39,78 40,55 



verific. verif. 



korr. -f 0,22 — 0,55 



korr. 



16,77 16,89 = 16,83 



Kalibrering af N:o 3 



90,0 - 64,0 =26,00 



80,0 — 54,15 = 25,85 



70,0 - 44,25 = 25,75 



60,0 — 33,65 = 26,35 



50,0 — 23,05 = 26,95 



