146 



Kalibrering af N:o 4 

 50,0 — 35,30 = 14,70^ 30,0 — 44,65 = 14,65 



40,0 - 25,15 = 14,85 20,0 — 35,50 = 15,50 



30,0 — 15,30 = 14,70 10,0 — 25,40 = 15,40 



20,0— 5,20=14,80 0,0—15,05=15,05 



10,0 4,9 = 14,90 10,0— 5,20=15,20 



Abs. korr. 

 vid 0° = - 0°,47 

 10° = _- 0°,29 

 30° = — 0°,12 

 70° = — 0°,96 

 40° = -j- 0°,56 



Kalibrering af N:o 3. 

 50,0 — 30,60 = 19,40 45,0 — 25,60 = 19,40 

 40,0 — 20,60 = 19,40 35,0 - 15,60 = 19,40 



30,0-10,70=19,30 25,0— 5,30=19,70 

 20,0 - 0,20 = 19,80. 



Abs. kon-, 

 vid 0^ = 0,00 



10° = — 0°,59 

 15° = — 0°,61 

 20 = - 0°,36 

 25 = — 0°,58 

 30 = — 0°,73 

 35 = — 0°,85 

 40 = — 1°,00 

 Observationsortens höjd öfver liafvet torde vara omkr. 

 450 fot och öfver elfven vid närmaste punkt omkr. 40 fot. 



Harstula statiou. 



Barometern N:o 18 hade af observatorn Bruksförvalta- 

 ren Sahlstein blifvit insänd till Helsingfors för att repareras 

 och återsänd under sommaren med ångbåt till Wasa till Hr 

 Lektor Hellberg, som emottog instrumentet och sökte att ställa 

 upp det uti sin lokal, hvilket, alla försigtighetsmått oaktadt, 

 endast kunde ske under det att en större qvantitet luft af 



