IX 



mindre än de af mig uppgifvas, hvarigenom observationsmaterialet vin- 

 ner i förtroende. Orsaken till det begångna felet finnes redan antydd 

 i sjelfva uppsatsen om dessa thermometrar, men ej nog tydligt, för 

 att rätt förstås, hvarföre jag, då saken nu kommit i fråga, önskar 

 tillägga följande: Då man i allmänhet ej gerna för meteorologiska 

 observationer använder en thermometer med sädana fel, att korrek- 

 tion för hvarje observation blifver nödig, så ingick det ej heller i 

 planen för inspektionen att verkställa en efter alla vetenskapens for- 

 dringar noggrann kalibrering, utan att se till om öfverhufvud några 

 svåra kaliberfel funnos. Likväl skulle jag, der sådant befanns nö- 

 digt, utfört kalibreringen efter en mycket anlitad method, nämnligen 

 att afskilja tvenne qvicksilfverpelare, den ena 10 den andra 15 gra- 

 der, och låta dessa passera röret, men jag stötte härvid på den ovän- 

 tade svårigheten, att detta ej lät sig göra utan ytterst våldsamma 

 skakningar af thermometern, hvilka utsatte instrumentet för vådan 

 att söndras, hvarföre jag såg mig föranledd att låta mig nöja med 

 en qvicksilfverpelare, hvars längd jag ej heller alltid var i tillfälle 

 att reglera, till följe af thermometrarnes beskaffenhet, af hvilken or- 

 sak pelaren ofta är öfver höfvan lång. — Att dessa svåriglieter ej 

 voi-o för handen hos de vid jemförelsen begagnade normaltliernio- 

 metrarne, äfvensom att deras kalibrering blef ofullständig, medgifves; 

 men då en del af undersökningen, som utfördes före resans början, 

 visade att kaliberfelen hos dem voro ytterst små, så ansåg jag ej 

 behöfligt att fullfölja undersökningen vid återkomsten på den ena 

 som återstod, (den andi"a hade gått sönder). Emellertid utbeder jag 

 mig att vid en undersökning, som jag snart kommer att företaga 

 med några normalthermometrar, tillhörande fjj-sikaliska kabinettet 

 härstädes, få återkomma till detta ämne, hvarvid-jag af de obsei've- 

 rade data, på de undersökta thermometrarne, skall söka göra hvad 

 möjligt är. Oaktadt det ofvan anmärkta felet, så anser jag mig dock 

 ej hafva skäl nog att ändra det om de nämnda thermometrarne i min 

 redogörelse (Ofversigt af F. Vet.-Soc:s Förh. XIV 1871—1872 pag. 

 109) tällda omdöme. 



Den 19 Januari 1873. 



Selim Lemström." 



Den 17 Mars. 



Till Societetens bibliotek ingångna skrifter anmäldes 

 från Vetenskaps-Akademierna i S:t Petersburg, Berlin och 

 Miinchen samt Anthropologiska Sällskapet i Wien. 







\ ^P> 



