Om kalibreriiig af thermomelrar. 



A t A. Krueger. 



Bessel meddelar i '"''Königsberger Astronomische Beob- 

 achtungen, Abtheilung VII" en method att undersöka ther- 

 nnometrarnes kaliberfel, som hvilar på samma princip, som 

 vid undersökningar af en graderad skala, eller af en mi- 

 krometerskruf, eller af en gradeiad cirkel bör användas, så 

 framt graderingsfelen skola bestämmas med större noggran- 

 het. Ehuruväl Bessels method är känd af alla, som befattat 

 sig med slika undersökningar, torde en närmare beskrifning 

 af densamma äga något intresse, så mycket mera som Bes- 

 sels arbete icke är tillgängligt för en större läsarekrets och 

 som hans framställning af ämnet kunde synas alltför knapp- 

 händig. 



En thermometer skall anses vara felfri, om den för 

 det första vid tvenne bestämda temperaturer, t. ex. vid frys- 

 punkten och kokpunkten, visar det riktiga gradtalet. För 

 det andra böra qvicksilfrefs volymförändringar A^ara propor- 

 tionela mot afläsningen på skalan. Vi sysselsätta oss här 

 hufvudsakligen med att undersöka, om det sednast anförda 

 vilkoret satisfieras; en sådan undersökning kallar man ka- 

 librering, emedan den närmast afser att bestämma rörets 

 kaliber. Vid närmare besinnande finner man likväl lätt, 

 att äfven skalans gradering är af samma vigt, som kalibern, 

 men det är både onödigt och olämpligt att skilja dessa 

 tvenne från hvarandra, och vi undersöka derföre icke kali- 

 bern ensam utan kalibern jemförd med den förhandenvarande 

 skalan. 



Det vore alldeles omöjligt, att uppmäta rörets inre tvär- 



