53 



snitt, utan att slå detsamma i bitar; vi förfara derföre på 

 följande sätt. Medelst skakning eller i nödfall medelst mer 

 eller mindre häftiga slag, som man rigtar mot thermometern, 

 men icke mot kulan, i det man håller densamma horizontelt, 

 afskiljer man en del af qvicksilfret i röret från det öfriga. 

 Derefter förflyttar man denna qvicksilfverpelare eller tråd 

 till olika delar af röret, helst i lika stora intervaller af t. ex. 

 10" eller 5", och antecknar trådens längd, uppmätt efter 

 skalan. Kaliberfelet skall vara noll, om vi öfverallt erhålla 

 samma längd för tråden. I motsatt fall skola de många af- 

 läsningar, vi sålunda gjort, lemna material till korrektioner- 

 nas bestämmande. Sedan en serie af afläsuingar, som de 

 ofvan beskrifna är slutförd, låter man qvicksilfvertråden åter 

 förena sig med tråden närmast kulan och afskiljer derefter 

 en annan tråd, hvars längd betydligt afviker från den förra 

 och upprepar afläsningarne af trådens längd. Derefter kan 

 man observera ännu flera trådlängder, allt efter behofvet. 

 Man borde icke åtnöja sig med en enda serie, åtminstone 

 icke i den händelse, att thermometern skulle visa stora fel, 

 och derjemte borde man vara angelägen om att utsträcka 

 afläsningarne ända till de lägsta temperaturgraderna. De 

 korrektioner, som numera skola beräknas, böra satistiera det 

 enda vilkoret, att alla korrigerade trådlängderna blifva lika 

 stora, d. v. s. om x' betecknar afläsningen af trådens öfra 

 ända och (f (ic') korrektionen, och i)å samma sätt x afläsnin- 

 gen vid nedra ändan och y(a;) den motsvarande korrektio- 

 nen, bör 



x' -\- (fix') — X — (fix) 

 blifva lika stor för de olika observationerna af samma tråd. 

 Den enda svårighet, som härvid finnes, är den att utan stora 

 omgångar riktigt beräkna korrektionerna. Bessel föreskrif- 

 ver följande method, som på ett rationell sätt tillgodogör 

 hela observationsmaterialet. Man undersöker först, vid hvil- 

 ken del af skalan trådlängderna äro minst föränderliga, och 

 anser korrektionerna vara noll inom de motsvarande grän- 

 serna. Numera beräknar man medelvärdet på trådlängderna 

 inom de antagna gränserna och med dessa medelvärden, 



