298 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Nr. .SO. 



die Erzeugung eines Nebels und der Niederschlag- sehr 

 feiner Tröpfchen auf den AVändcn des Recipicnten. Da 

 nun jedes Tröpfchen ein Stauhkörnchen zum Iverne hat, 

 so genügt es, die Tröpfchen zu zählen, um die Zahl der 

 Staubkörnchen zu ermitteln. 



Aber eine einzige solche Operation genügt nicht i 

 man muss den Prozess mehrere Male wiederholen, um zu 

 einigermaassen genauen Zahlenwerthen zu gelangen. Es 

 tritt ein Moment ein, wo die Zahl der Staubtheilchen bis 

 zu einem solchen Grade abgenommen hat, dass eine noch- 

 malige (Operation genügt, um alle niederzuschlagen. Dieser 

 Umstand führte zu folgender Modifikation des Verfahrens. 

 Anstatt das zu analysirende Luftquantum ganz einzuführen, 

 führte mau eine etwa 10 mal kleinere Luftmasse ein, die 

 mit alisolut reiner, v(jn j'edem Staube befreiter Luft ge- 

 mischt ist. Eine eimnalige Operation genügt dann zum 

 vollständigen Niederschlagen aller Staubtheilchen und man 

 hat das erhaltene Resultat nur noch mit zehn zu multi- 

 pliziren. Dazu ist noch zu bemerken, dass dieses Ver- 

 fahren, die Zahl der Staubtheilchen zu reduciren, den 

 Vortheil mit sich bringt, dass sich grössere Tröpfchen 

 bilden, die sich folglich leichter zählen lassen. Dies ist 

 das Prinzip der Methode. Das Verfahren war dabei 

 folgendes. Ein Glasrccipient steht einerseits mit einer 

 Luftpumpe in Verbindung, andererseits mit der äusseren 

 Luft durch eine mit Watte gefüllte Röhre, durch welche 

 diese Luft hindurch filtrirt wird. In diesem Recipienten 

 ist in einem Abstände von 1 cm von seinem oberen Theile 

 eine Fläche von 1 qcm angebracht, auf welcher sich die 

 Tröpfchen bei der Kondensation niederschlagen. Wegen 

 der Grösse dieser Fläche und ihres Abstandes vom oberen 

 Ende des Recipienten sammeln sich auf derselben die 

 Staubtheilchen eines Kubikeentimeters Luft. 



Zunächst lässt man also filtrirte Luft in den Recipi- 

 enten eintreten und coustatirt, dass keine Kondensation 

 dieser reinen Luft statthat; dann führt man eine be- 

 stinnnte Menge des zu analysirenden Luftquantums ein, 

 bewirkt die Kondensation und zählt die auf der registri- 

 renden Platte erzeugten Tröpfchen. Diese Platte ist 

 mittelst feiner Linien in kleine Flächen von 1 qmm ge- 

 theilt. Da man das Verhältniss des Quantums der reinen 

 Luft zu demjenigen der staubhaltigen Luft kennt, die 

 Grösse, um welche das totale Luftcpianfum niodificirt 

 wurde, um die Kondensation zu bewerkstelligen, ebenso 

 das Volumen des Recipienten, so lässt sich leicht aus der 

 Zahl der Tröfifchen das wirkliche Vcrliältniss der in dem 

 gegebenen, zu analysirenden Luftcpiantum enthaltenen 

 Staubtheilchen bestimmen. Diese Experimente sind 

 schwierig auszuführen. Als registrirende Flächen benutzte 

 man alle möglichen Glasdickeu, aber ohne Erfolg; man 

 nnisste zu mögliehst fein polirten Silberspiegeln greifen. 

 Diese bewährten sich. Auch die Frage der Regulirung 

 der Temperatur verursachte viele Mühe. Ferner beob- 

 achtete man, dass jenachdem die Luft das Filtrum rascher 

 oder langsamer passirte, die Reinigung mehr oder weniger 

 vollkommen war. Eine langsame Filtration der Luft 

 durch eine 2 cm dicke Watteschicht reinigt die Luft voll- 

 konnnen; passirt die Luft dagegen in rascher Weise eine 

 Schicht von 12 — 15 cm, so ist die Filtration unvoll- 

 kommen. Auch bei der Kondensation ist langsam zu ver- 

 fahren, da ohne diese Vorsicht man sich schweren L'r- 

 thümern aussetzt. Der Apparat selbst ist leicht und klein; 

 er wird mittelst Tragriemen in einem Gehäuse transpor- 

 tirt, dessen Dimensionen 8x5x3 Zoll (engl.) betragen. 

 Die Silbers})iegel, welche anfänglich viele Arbeit verur- 

 sachten und häufig polirt werden mussfen, bleiben jetzt 

 bei täglichem Gebrauche zwei bis drei Wochen ohne Er- 

 neuerung der Politur brauchbar. 



Die erste Beobachtungsreihe wurde zu Hyeres, einer 



kleinen, 2 engl. Meilen von der Küste im südlichen Frank- 

 reich gelegenen Stadt angestellt und zwar auf einem 

 circa lOOO Fuss (engl.) hohen Berge. Dia Zahl der Staub- 

 partikel variirte an verschiedenen Tagen zwischen 3550 

 bis 25 000 pro Kubikeentimeter; letztere Zahl wurde ge- 

 funden, als der Wind direkt aus der Richtung des etwa 

 9 engl. Jfeilcn entfernten Toulon kam. Die nächste Be- 

 obaclitungsstation war Cannes, wo die Beobachtungen 

 auf der Spitze des Berges La Croix des Gardes angestellt 

 wurden. Die Zahlen schwankten zwischen 1550 pro cem, 

 wenn der Wind von den Bergen her wehte, und 150 000, 

 wenn er von der Stadt her kam. Zu Mentone variirte 

 die Zahl der Staubtheilchen zwischen 1200 und 7200, 

 wobei der Wind von den Bergen, resp. von der Stadt her 

 kam. Versuche wurden ferner angestellt, wenn der Wind 

 vom Mittelländischen Meere nach der Küste zu blies und 

 zwar an drei verschiedenen Orten zu La Plage, Cannes 

 und Mentone. In keinem Falle waren die Zahlen klein, 

 die niedrigste betrug 1800 pro cem, die höchste 10 000. 

 Auch wurden Beobachtungen an den italienischen Seen, 

 zu Bellaggio und Baveno, angestellt. Beide Orte ergaben 

 hohe Zahlen, zwischen 3000 und 10 000. Die hohen 

 Zahlen waren die Folge des leichten südlichen, über stark 

 bevölkerte Distrikte wehenden Windes. Kleinere Werthe 

 wurden beobachtet zu Locarno und am Eingange des 

 Simplon-Passes, wobei der Wind in beiden Fällen von 

 den Bergen her wachte. Auf dem Rigi Kulm wurden 

 auch Versuche gemacht. Am 21. Mai, wo die Spitze des 

 Berges in AVolken geliüUt war, kamen nur 210 Staub- 

 partikel auf den cem; am folgenden Tage wuchs die Zahl 

 stetig bis über 2000, worauf sie wieder allmählich ab- 

 nahm, bis sie am 25. Mai, 10'' am. nur wenig über 500 

 Zu Vitznau, am Fusse des Berges, ergab sich um 



die Zahl 600, 



englische 



auf dem 

 von Luzern entfernt, die 



und am Nachmittage 

 Meile 



betrug. 

 Mittag 

 See, eine 

 Zahl G50. 



Die meisten in der Schweiz angestellten Beobach- 

 tungen ergaben eine vergleichsweise staubfreie Luft; dies 

 beruht wahrscheinlich auf dem geljirgigen Charakter des 

 Landes. Man glaubt, dass die Klarheit und Durchsichtig- 

 keit der Luft in der Schweiz dem geringen Gehalt der- 

 selben an Staubtheilchen zuzuschreiben ist. 



Dank der Güte des Herrn Eiffel konnte eine Unter- 

 suchung der Luft auf der Spitze des Eiffel-Thurmes an- 

 gestellt werden. Der Beobaehtungstag, 29. Mai 1889, 

 war wolkig und sturmisch, bei Südwind. Die Mehrzahl 

 der Beobachtungen wurden auf der Sjjitze des Thurmes, 

 oberhalb der obersten Plattform und gerade unterhalb 

 der Lichtprojektoren angestellt. Es ergab sich, dass die 

 Zahl der Staul)theilchen in dieser Höhe raschen Aende- 

 rungen unterworfen war, dass sich die unreine Luft der 

 Stadt sehr ungleiehmässig in den höheren Schichten aus- 

 breitete uud in grossen Massen nach diesen Schichten 

 aufstieg. Zwischen den Stunden 10'' am. und 1'' pm. wur- 

 den als extreme Werthe die Zahlen 104 000 und 226 pro 

 cem gefunden. Letztere Zahl wurde erhalten, als gerade 

 eine Regenwolke sich über dem Tliurme befand und da 

 der Regenschauer lokal war, so scheint der fallende 

 Regen die Stadtluft niedergedrückt zu haben. Dieser 

 niedrige Werth blieb einige Zeit bestehen und erhielt sich 

 annähernd konstant, während des für 10 Proben erforder- 

 lichen Zeitraums, deren Mittelwerth obige Zahl (226) 

 darstellt. Am selben Tage wurde die Luft am Erdboden 

 im (Jarten des meteorologischen Instituts in der Rue de 

 rUniversite durch die Güte des Herrn Maseart geprüft. 

 Die Zahlenwerthe schwankten zwischen 210 000 und 

 160 000 pro cem. 



Sehr wenige Untersuchungen der Londoner Luft sind 

 bis jetzt angestellt worden. Am 1. Juni schwankten die 



