— 107 — 



Du reste, ces idées théoriques, pour être justifiées, de- 

 vaient recevoir une sanction expérimentale. 



Plusieurs essais comparatifs ont été effectués simultané- 

 ment avec le procédé des filtres solubles qui me sert ordi- 

 nairement, et celui des flacons coniques qui vient d'être 

 décrit. 



Essai I. — Le 14 décembre 1894, l'air puisé à la place Saint- 

 Gervais donne, par le procédé des filtres solubles, 3,000 bactéries et 

 3,000 moisissures par mètre cube d'air. 



Au moyen des flacons coniques, le même air accuse 3,000 bacté- 

 ries et 4,000 moisissures par mètre cube. 



Essai II. — Le 17 décembre 1894, l'air puisé au même lieu donne, 

 avec le secours des filtres solubles, 3,000 bactéries par mètre cube. 

 Au moyen des flacons coniques, 2,500 par mètre cube. 



Essai III. — Le 18 décembre 1894, l'air de la place Saint-Gervais, 

 analysé au moyen des filtres solubles, accuse 1,000 bactéries et 

 2,000 moisissures par mètre cube. 



Le procédé des flacons coniques fournit 1,400 bactéries et 1,000 

 moisissures par mètre cube d'air. 



Essai IV. — Le 21 janvier 1893, l'air de la place Saint-Gervais 

 ofTre 4,000 bactéries par mètre cube, en opérant avec les filtres 

 solubles. 



Ces flacons coniques enaccu3ent3,450pour le même volume d'air. 



Essai V. — Le 23 janvier 1893, le procédé des filtres solubles 

 donne 1,000 bactéries par mètre cube. 



Les flacons coniques en accusent également 1,000. 



Essai VI. — Le 21 février 1893, le filtre soluble accuse 1,000 bac- 

 téries et 3,000 moisissures. 



Les flacons coniques décèlent 1,230 bactéries et 730 moisis- 

 sures par mètre cube. 



Ces résultats qui sont résumés dans le tableau suivant 

 donnent des nombres moyens fort voisins. A chaque essai, 

 on a dirigé 10 litres d'air des rues de Paris dans les fla- 

 cons coniques et les filtres solubles ; les moyennes obte- 

 nues reposent donc sur l'aspiration totale, de 120 litres. 



