— 109 — 



et, en outre, c'est là le point le plus important, parce que 

 le procédé des flacons coniques permet de pratiquer abso- 

 lument à l'abri des poussières extérieures les quelques 

 manipulations très simples qu'exige son emploi. 



Si l'on désire augmenter le volume de l'air impur aspiré 

 dans l'intérieur du petit appareil qui vient d'être décrit, ce 

 qui n'est pas en parfait accord avec l'économie du procédé, 

 telle que je la conçois ici, à moins qu'on ne veuille frac- 

 tionner ultérieurement la gélatine et en faire plusieurs 

 plaques, on peut, dans ce cas, remplacer la pointe de 

 verre rectiligne par un gros lîl de platine roulé en hélice, à 

 spires rigoureusement égales, qu'on retire, de même, très 

 aisément du milieu nutritif solidifié, au moyen d'une ma- 

 nœuvre très facile, suivie d'une simple traction exercée 

 dans l'axe de l'hélice, qui se dégage alors toute seule, grâce 

 aux résistances qu'elle subit de la part de la gélatine soli- 

 difiée; il est évident qu'il faut à ce moment laisser le bou- 

 chon qui soutient la spirale tourner librement, ce qu'on 

 réalise en opérant sur lui une traction au moyen d'un fil. 



Quelle que soit la façon d'employer le procédé indiqué, 

 son principe repose sur la fixation directe des poussières 

 de l'air dans l'intérieur d'un tube capillaire pratiqué dans 

 un milieu demi-solide ; on arrive ainsi à simplifier considé- 

 rablement l'ensemble des opérations exigées par les ana- 

 lyses bactériologiques de l'atmosphère, et à supprimer plu- 

 sieurs causes d'infection qui ne sont pasnégligeables, quand 

 on récolte peu de germes sur la gélatine, de manière à 

 pouvoir prolonger pendant longtemps la durée d'incuba- 

 tion, indispensable à l'apparition des colonies dont ils 

 peuvent déterminer le développement sur le milieu nutritif 

 choisi. 



