— 116 — 



3" D'un manomètre à mercure à air libre en communi- 

 cation directe par le tube t et le robinet r' avec le petit 

 autoclave 0. 



La marmite A contenant le bain de chlorure de cal- 

 cium avait son couvercle parfaitement joint au moyen 

 d'une rondelle de caoutchouc serrée par six vis de pres- 

 sion. Le couvercle portait trois ouvertures : l'une destinée 

 à laisser passer le thermomètre donnant approximative- 

 ment la température du bain de chlorure de calcium et 

 permettant, par conséquent, de surveiller l'élévation de cha- 

 leur de ce bain ; la seconde ouverture percée au centre du 

 couvercle et dans l'axe vertical du petit autoclave inté- 

 rieur 0, laissant passer le thermomètre o' plongeant, dans 

 l'intérieur d'un des tubes contenant les cultures mélangées 

 aux spores résistantes des bactéries ; enfin, la troisième 

 ouverture ramenait au moyen d'un tube large l'eau de la 

 vapeur condensée par le réfrigérant R au moment de 

 l'ébullition du bain de chlorure de calcium. 



Cette première chaudière était chauffée au moyen d'une 

 double couronne de becs de gaz de façon h pouvoir élever 

 très rapidement la température du bain. 



Au centre et exactement dans l'axe de ce premier réci- 

 pient, en était placé un second pouvant résister à de fortes 

 pressions, à 5 et 6 atmosphères, tensions qui n'ont d'ail- 

 leurs jamais été utilisées dans nos essais. Ce petit auto- 

 clave était porté sur trois pieds brasés à la fois sur son 

 extrémité inférieure et sur le fond intérieur de la marmite 

 A. Latéralement, ce même petit autoclave prenait unesérie 

 d'appuis fixes au moyen de tiges métalliques soudées à 

 sa paroi extérieure et à la paroi intérieure du bain à chlo- 

 rure de calcium A. Ces soutiens transversaux ne sont pas 

 représentés sur la figure 1 . 



L'autoclave portait trois ouvertures très diversement 

 disposées : l'une au centre du couvercle, les deux autres 

 latéralement en bas et en haut du cylindre formant le corps 

 de cette petite marmite de Papin. L'ouverture du couvercle, 

 exactement placée vis-à-vis de celle du grand autoclave, ser- 

 vait à laisser passer la tige du thermomètre &' plongeant 

 dans l'une des cultures à stériliser. L'ouverture latérale 

 supérieure portait un tube de cuivre muni à son extrémité 



