— 117 — 



d'un robinet r destiné à évacuer l'air et la vapeur du 

 petit autoclave 0. A l'ouverture inférieure était de même 

 soudé un tube métallique traversant le bain A et se pro- 

 longeant sans discontinuité jusqu'au manomètre. 



Avant d'aller plus loin, nous dirons un mot de la façon 

 d'adapter le tliermomètre o' au petit autoclave de manière 

 à éviter toute fuite de vapeur : Le tliermomètre ô' entrait 

 librement par l'orifice central du couvercle du petit auto- 

 clave, constitué par une tubulure filetée à l'extérieur et pou- 

 vant recevoir un écrou pinçant fortement au moment du 

 serrage un anneau de caoutchouc. Sous l'influence d'une 

 forte pression, le caoutchouc adhérait énergiquemenl à la 

 tige du thermomètre et le maintenait en place, même quand 

 les pressions exagérées s'élevaient à plus de 1 kilogramme 

 par centimètre carré. Le thermomètre ainsi fixé jouissait 

 néanmoins d'un certain degré d'excursion en tous sens, ce 

 qui permettait d'obturer, au moyen d'un bouchon de caout- 

 chouc glissant à frottement sur sa tige, l'ouverture centrale 

 du couvercle de la chaudière A. 



Nous n'avons pas à nous étendre sur le réfrigérant à 

 reflux R qui, au moment de l'ébuUition du bain, ramenait la 

 vapeur d'eau condensée et, comme nous l'avons dit, le 

 maintenait à un degré de concentration invariable durant 

 toute la durée des expériences. 



Le manomètre était formé d'un tube de verre gradué sur 

 tige, muni d'un gros réservoir en communication avec un 

 tube métallique en Y dont les branches étaient munies de 

 deux robinets r', r" . La colonne libre de mercure était sur- 

 montée d'une couche de 20 centimètres d'eau distillée, 

 ce qui favorise les oscillations de la colonne mercurielle en 

 détruisant les adhérences qui peuvent se produire entre le 

 mercure et le verre, même quand le mercure est récemment 

 distillé. L'eau pure semble préférable à tous les liquides 

 que l'on a proposés jusqu'ici, dans le but de s'opposer à 

 ces adhérences, car même au moment des dépressions 

 brusques, nous n'avons pu observer une déformation bien 

 sensible dans le ménisque convexe du mercure. Il est inu- 

 tile d'ajouter que le tube de verre manométrique doit être 

 préalablement dégraissé avec le plus grand soin, traité par 

 l'acide nitrique, lavé ensuite par de l'eau distillée, puis. 



