— 118 — 



enfin, préservé de la chute des impuretés atmosphériques 

 au moyen d'un tampon d'ouate s'engageant dans la branche 

 libre du manomètre. 



Le dispositif en Y des deux robinets r, r' a été adopté : 



1° Pour chasser l'air qui aurait pu s'accumuler dans le 

 tube tr ; 



2° Pour laver ce tube et le remplir avec de l'eau distil- 

 lée en la dirigeant de la petite chaudière au vase à pré- 

 cipiter V; 



3° Pour s'assurer au moyen d'une détente rapide 

 opérée au moyen du robinet r" que la colonne de mercure 

 se mouvait sans paresse et remontait exactement au point 

 où elle était avant l'ouverture du robinet. 



De plus, par la tubulure gouvernée par le robinet r', on 

 pouvait adapter un manomètre enregistreur donnant sans 

 interruption la tension de la vapeur dans l'autoclave 0. 



Gomme on le voit dans la figure 1, ce manomètre se pré- 

 sente à l'opérateur comme soudé sur le trajet d'un siphon 

 unissant le liquide de l'autoclave au liquide du vase à 

 précipiter V. Quand le robinet r" est fermé, et les robinets 

 r, r' ouverts, le manomètre acquiert un niveau exactement 

 en équilibre avec la pression atmosphérique régnante addi- 

 tionnée du poids de la hauteur d'eau qui sépare les niveaux 

 des vases et V. Par conséquent, suivant que le vase 

 est plus ou moins rempli, le manomètre marque au repos 

 une pression plus ou moins forte exprimée par un milli- 

 mètre de mercure pour une différence de 13""", 56 de 

 niveau. 



Si le niveau de l'eau de l'autoclave diminue pendant 

 les chasses de vapeur qui sont effectuées durant les expé- 

 riences, les lectures du manomètre au commencement et à 

 la fin de chaque essai ne sont pas exactement semblables ; 

 par conséquent, il est nécessaire de tenir compte de ces lec- 

 tures, qui, du reste, 'sont dans la pratique très peu différentes 

 et n'entraînent pas une erreur de 1/30 de degré quand on 

 les néglige. 



En adoptant le dispositif qui vient d'être décrit et figuré, 

 il est clair qu'il suffit, pour avoir exactement la pression de 

 la vapeur d'eau dans l'autoclave 0, de lire la hauteur de la 

 colonne mercurielle du manomètre au début de l'expérience 



