146 Öentralblatt für Physiologie. Nr. 5. 
das Capillarelektrometer für den betreffenden Zweck als durchaus 
geeignet betrachtet werden muss.) 
Zonächst sei noch auf einen Punkt bezüglich der Anordnung, 
deren ich mich bei meinen Versuchen bediente, zurückgekommen. 
Meine Vorrichtung unterschied sich von den anderweitig be- 
nutzten dadurch, dass nicht die photographische Platte vor dem 
optischen Bilde der Capillare und des Spaltes vorbeigeführt, sondern 
umgekehrt das optische Bild mittelst eines rotirenden Spiegels über 
die ruhende Platte hin bewegt wurde. Der Apparat wird dadurch 
ausserordentlich klein und handlich, zugleich, wenn das zur Drehung 
des Spiegels erforderliche Myographion vorhanden ist, sehr billig. 
Durch diese Versuchsanordnung hat sich aber in die Betrachtungen, 
die ich an meine vorläufige Mittheilung knüpfte, ein Fehler einge- 
schlichen, den freilich diejenigen, die an dieser Mittheilung „Kritik 
übten”, nicht bemerkt haben. Ich habe nämlich die Geschwindigkeit, 
mit der sich das Bild über die Platte bewegt, berechnet nach der 
Winkelgeschwindigkeit des Spiegels und der Entfernung der Aufnahme- 
platte vom Drehpunkte. Der Abstand der lichtempfindliehen Platte von 
der Achse des Myographions, an welcher der Spiegel befestigt war, 
betrug 195 Millimeter. Das Myographion war so eingestellt, dass es in 
63 Secunden 14 u ne machte. Ich rechnete demnach für die 
Geschwindigkeit des Bildes - =. .27z.195 Millimeter in der Secunde, 
also etwa 27 Öentimeter in der Secunde. Die Bewegung des Bildes, 
die durch Drehung des Spiegels entsteht, hat aber nach dem Gesetze 
der Reflexion die doppelte Winkelgeschwindigkeit des Spiegels. Die 
Werthe der Abseissen meiner Gurven sind daher in Wirklichkeit 
doppelt so gross, als ich zuerst annahm. Im weiteren Verlaufe der 
Untersuchung wurde ausser der Schwankungseurve auch die Curve 
eines Zeitschreibers aufgenommen, der mit einer Stimmgabel von 
100 Doppelsehwingungen in Verbindung war. Die Ziekzacklinie der 
Zeitcurve (z) zeigte, dass auf jedes Hundertstel Secunde bei der an- 
gegebenen Umlaufsgesebwindigkeit fast 5 Millimeter Abseisse ent- 
fallen (Fig. 1). Die langgezogene Form meiner Curven, die ich schon 
bei der falschen Berechnung der Abseissen auf die ungewöhnlich 
schnelle Bewegung des Spaltbildes von 250 Millimeter in der Secunde 
zurückführen durfte, erklärt sich a fortiori, nachdem eine Bildge- 
schwindigkeit von über 500 Millimeter nachgewiesen ist. 
Zur Prüfung der absoluten Empfindlichkeit meines Capillar- 
elektrometers bediente ich mich eines thermoelektrischen Stromes. 
Ein einfaches Element aus Neusilber- und Eisenstreifen, wie es 
dem Würzburger Thermosäulchen zum Nachweise der Wärmebildung 
im Muskel beigelegt zu sein pflegt, entwickelt schon bei geringen 
*) L. Hermann (Das Gapillarelektrometer und die Actionsströme des 
Muskels. Arch. f. d. ges. Physiol. LXIII, 1896, S. 440) führt den Beweis, dass das 
Oapillarelektrometer den Schwankungen des elektrischen Stromes nieht „treu” folgen 
kann. Die Berechnung der Stromeurve aus der registrirten Curve weist er von der 
Hand, mit keiner anderen Begründung, als dass es ja auch möglich sei, aus 
-Galvanometerausschlägen den Verlauf der einwirkenden Ströme zu bereehnen. "Beim 
Capillarelektrometer ist aber die Bereehnung ungleich einfacher. 
