.Nr. 5. Centralblatt für Physiologie. 147 
Temperaturunterschieden hinreichende Spannung. Die Löthstellen 
tauchten jede in ein Becherglas voll Wasser, das gegen Temperatur- 
schwankung durch Einpacken möglichst geschützt war. Zwei vorher 
verglichene Thermometer liessen den Temperaturunterschied erkennen. 
Die thermoelektrische Kraft für 1° Temperaturdifferenz beträgt nach 
der von Kohlrausch gegebenen Tabelle*) für Neusilber und Eisen 
ungefähr — Volt = 0:025 Millivolt. 0'025 Millidaniell ist die- 
jenige Stromstärke, die Waller**) als die Empfindlichkeitsgrenze 
des Capillarelektrometers bezeichnet. Das thermoelektrische Element 
ist also sehr geeignet, Ströme zur Prüfung des Capillarelektrometers 
zu erzeugen. 
Das Thermoelement wurde in den Üapillarelektrometerkreis 
mittelst einer Pohl’schen Wippe eingeschaltet, so dass der Strom 
abwechselnd in beiden Richtungen hindurch geleitet werden konnte. 
Das Capillarelektrometer war genau ebenso aufgestellt, wie dies zur 
photographischen Aufnahme geschah, so dass die Ausschläge an dem 
ungefähr 150mal vergrösserten Bilde auf der Mattscheibe gemessen 
Bis 1. 
werden konnten. Einer Temperaturdifferenz von 10° entsprach beim 
Wenden des Stromes ein Ausschlag von 1 Millimeter. Bei grösseren 
Temperaturunterschieden fand annähernde Proportionalität der Aus- 
schläge statt. 
Diejenige Grösse des Ausschlages, die der wirklich im Strom- 
kreise vorhandenen Spannung entsprach, muss natürlich nur die 
Hälfte des beobachteten Ausschlages betragen, da ja dieser beim 
Wenden des Stromes entstand, also erst die vorhandene Spannung in 
einer Richtung und dann die gleiche Spannung in der entgegen- 
gesetzten Riehtung maass. Demnach entsprach dem Thermostrome bei 
10° Temperaturdifferenz ein Ausschlag von 0'5 Millimeter. Nach der 
obigen Angabe beträgt die Stärke dieses Stromes 025 Millivolt, also 
würde ein Ausschlag des Capillarelektrometers, der auf der Matt- 
scheibe gemessen 1 Millimeter hoch wäre, einen Strom von 0:0005 Volt 
anzeigen. 
Von dieser Angabe ausgehend, darf man nun nicht unmittelbar 
den Werth jedes Punktes einer registrirten Curve ablesen wollen und 
*) F. Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik. Leipzig 1892, S. 258. 
**) A. D. Waller, Transact. of the Royal Soc. 1889. 
11* 
