150 Centralblatt für Physiologie. Nr. 5. 
Dazu kommt die durch die mittlere Ourvenhöhe von 55 Milli- 
meter ausgedrückte Spannung von 00027; die Gesammtspannung ist 
also 0'016 Volt. Es folgt nun (DE) ein Öurvenstück von annähernd 
horizontalem Verlauf, während dessen die Spannung im Mittel offenbar 
den dureh die Öurvenhöhe von 6 Millimeter ausgedrückten Werth 
besitzt, also 0003 Volt. 
Im Bereiche der nächsten 10 Millimeter Abseissenlänge (EG) 
hat die Uurve einen fast geradlinigen Verlauf, indem sie unter 10° 
Neigung gegen die Horizontale absteigt. Die Probeeurve, die den Ab- 
fall des Meniseus von der gleichen Höhe, unter dem Einflusse der 
durch diese Stellung ausgedrückten Höhe, darstellt, hat 25° gegen die 
Horizontale. Der Unterschied zwischen den beiden Winkeln drückt 
die noch vorhandene Spannung aus, durch die der Meniseus beim 
Absinken aufgehalten wird. Die Grösse dieser Spannung wird gefunden, 
indem man die durch die Steilheit (oder hier im Gegentheile die 
Flachheit) des Abfalles ausgedrückte Spannung berechnet, und sie von 
der durch die Höhe des Meniscus ausgedrückten Spannung abzieht. 
Die Berechnung gestaltet sich also folgendermaassen: 
En ner 0:003 A Weib: tg 10° ; Re 
tg 10° N tg 350 oder Sırı — tg 350 . 0) 003 —=( 0012 
x,,, — 0'003 — 0:001 — 0:002 Volt. 
Für die Ourve im Bereiehe der nächsten 5 Millimeter (GH) 
gilt dieselbe Art der Berechnung, indem für den Winkel von 10° der 
von 15° eintritt. 
LED. 5 
Sry —— tg 250° 0) 005=—=0 0018 
x,,, = 0:003 — 0:002 — 0.001. 
Von diesem Punkte an ist die Öurve mit der des ohne äussere 
Beeinflussung zurückkehrenden Meniscus identisch, die negative 
Schwankung hat ihr Ende erreicht. 
Als Dauer der negativen Schwankung ergibt sich nach dieser 
Beobachtung eine Zeit von 0:05 Seceunden. Hiervon fält 0:01 Secunde, 
also nur der fünfte Theil in’s Latenzstadium. Nach 0'03 Secunden 
beträgt die vorhandene Spannung nach der obigen Berechnung noch 
0002 Volt und noch 0'01 Secunde später 0'001 Volt. Bestünde 
während dieses Zeitraumes von 0'01 Secunde zwischen den unter ver- 
schiedenen Bedingungen herrschenden Spannungen eine Differenz von 
00005 Volt, so würde nach den obigen Ermittelungen ein Unterschied 
von etwa 1 Millimeter in der Curvenhöhe zu erwarten sein. Unter 
der Voraussetzung, dass man die registrirten Curven auf 0'25 Milli- 
meter genau messen könne, müssten, um innerhalb der Fehlergrenzen 
der capillarelektrometrischen Untersuchungsmethode zu fallen, also 
die zu untersuchenden Spannungsunterschiede nur 0'125 Millivolt be- 
tragen, d. h. etwa 10 Procent der Gesammtspannung an dieser Stelle 
der Schwankung. 
Hiermit glaube ich nachgewiesen zu haben, dass das Capillar- 
elektrometer zum Nachweise etwaiger Unterschiede im Verlaufe der 
negativen Sehwankung bei Isometrie und Isotonie durchaus nicht 
