Mr.-5; Centralblatt für Physiologie. 151 
unbrauchbar erscheint. Die Empfindlichkeit des Instrumentes entspricht 
den zu erwartenden Unterschieden. 
Dabei hat es den nieht zu verachtenden Vorzug, von der Beein- 
flussung durch wechselnde Widerstände fast vollständig unabhängig 
zu sein.*) 
Dagegen hat das Capillarelektrometer den grossen Fehler, dass 
man sich fast nie darauf verlassen kann, constante Resultate zu erhalten. 
Die Bewegung des Meniscus kann im Laufe einer einzigen Versuchs- 
reihe durch minimale Verschiedenheiten der Röhrenwand beeinflusst 
werden. Solehe Hindernisse bringen, selbst bei geeigneter Versuchsan- 
ordnung, nicht immer als Fehler erkennbare Buckel in der Ourve her- 
vor, sondern bewirken mitunter eine gleichmässige Verlangsamung. Man 
darf daher bestimmte Angaben mittelst dieser Methode nur auf Grund 
einer grossen Zahl von Beobachtungen aufstellen. Schwerlich kann 
aber diese Ungenauigkeit den Erfolg haben, zwei verschiedene Öurven 
gleich zu machen. 
Da ich äusserer Umstände halber meine Beobachtungen vorzeitig 
habe einstellen müssen, kann ich meinen früheren Angaben nichts 
hinzufügen. 
Ueber die Messung des Lungenvolums und der Lungen- 
elasticität. 
Von Prof. v. Basch. 
(Der Redaetion zugegangen am 11. Mai 1898.) 
Die von mir letzthin **) mitgetheilte Methode zur Bestimmung des 
Lungenvolums beruht darauf, dass man den Grössenunterschied gleich 
elastischer Hohlkörper mit Hilfe des dem Mariotte’schen Gesetze 
zu Grunde liegenden Prineipes erfahren und demnach denselben messen 
kann. Die Methode geht demgemäss von der Voraussetzung aus, dass 
eine und dieselbe Lunge bei Aenderungen ihres Volums die gleiche 
Elastieität bewahrt und dass verschiedene Lungen gleich elastisch sind. 
Diese Voraussetzung ist eine willkürliche und hierin liegt 
unstreitig die Schwäche dieser Methode. 
Da aber Thierversuche, in denen diese Methode zur Anwendung 
kam, lehrten, dass eine Vergrösserung sich selbst unter Bedingungen 
kundgibt, welche die Lungenelastieität vermehren, und umgekehrt auch 
eine Verkleinerung unter Bedingungen zum Ausdrucke gelangt, welche 
die Lungenelastieität vermindern, so schien mir die Methode trotz 
ihrer Schwäche anwendbar, lieferte sie doch unter erschwerenden 
Umständen, gewissermaassen a fortiori, einen in Zahlen ausdrückbaren 
Einblick in die Volumveränderungen der Lunge. Und ein solcher war 
bisher nicht gewährt. 
*) Vgl. W. Einthoven, Ueber den Einfluss des Leitungswiderstandes auf 
die Geschwindigkeit der Quecksilberbewegung in Lippmann’s Capillarelektrometer. 
Arch. f. d. ges. Physiol. 1895, LX, S. 91. 
**), Dies Centralbl. 1898, XII, 3, S. 74. 
