INL...;C, Centralblatt‘für Physiologie. 955 
Hille in Stockholm erhältlieh) eignet sieh für Kaninchen, Katzen und kleine 
Hunde, für grössere Hunde bedarf es eines zweiten, in grösseren Dimensionen 
ausgeführten Apparates. 
A. Jolles. Apparat zur quantitativen Bestimmung des Bluteisens für klinische 
Zwecke. Zweite Mittheilung. Dtsch. med. Woehenschr. XXIV, 7, S. 104. 
R. Kraus. Demonstration eines neuen heizbaren Objeettisches.. Wiener klin. Wochen- 
schr. 1897, S. 955. Mit dem Objecttische, welcher von Ingenieur Etmann 
eonstruirt ist, kann man „rasch die gewünschte Temperatur erreichen, dieselbe 
sofort selbst auf 0:10 reguliren, die Temperatur auf- und absteigend wechseln und 
wieder für die Dauer reguliren”. Der Objecttisch wird aus einem hohlen Metall- 
kasten gebildet, der mit Paraffin gefüllt ist und in dem sich eine Silberspirale 
befindet. Indem dieselbe mit einer elektrischen Leitung verbunden wird, tritt 
eine Erwärmung des Oeles und damit des 'Tisches ein. Zur kegulirung dient 
ein Contaetthermometer und ein Relais. Bezüglich der Details der Construction 
und der Anwendung des Apparates sei auf das Original verwiesen. 
H. Rabl (Wien). 
H. Krüss. Speetrophotometer mit Lummer-Brodhun’schem Prismenpaar. Zeitschr. 
f. Instrumentenk. XVIII, 1, S. 12. 
Meissen und Schröder. Eine vom Luftdrucke unabhängige Zählkammer für Blut- 
körperchen. Münch. med. Wochensehr. 1898, Nr. 4. Gottstein hat zuerst 
festgestellt, dass der Luftdruck auf das Deckglas wie auf ein Aneroidbarometer 
wirkt, insofern dasselbe bei höherem. Barometerstande mehr auf die Unt-rlage 
angepresst wird und die Biutkörperchen dadurch auf dem Netz der Zählkammer 
weniger dieht zu liegen kommen. Deshalb gibt der Apparat bei höherem Luft- 
druck zu niedere, bei niederem zu hohe Werthe. Dauer auf alle bisher mit 
ihm gemachten Untersuchungen über Blutveränderungen i:ı Hochgebirge nichts 
zu geben ist. Auf Veranlassung der Verff. hat Zeiss eine Zählkammer her- 
gestellt, die dadurch unabhängig vom Luftdruck wird, dass zwischen Zählnetz 
und Deckglas der Abstand constant auf 1 Millimeter erhalten wird, indem die 
Zählkammer eine radiäre Rinne trägt, durch die auch bei aufgeleetem Deckglas 
die Aussenluft mit der Zählkammer eommunieirt. Vergleichende Zählungen mit 
der alten und der neuen Zählkammer haben Gottstein’s Befunde bestätigt. 
Währent bei einem Luftdruck von 760 Millimeter Hg kein nennenswerther 
Untersehied gefunden wurde, wurde schon bei 717 Millimeter Hg in der neuen 
Zählkammer rund 10 Procent Biutkörperchen weniger gefunden als ın der alten. 
Plagge. Ein neues Projeetionsoeular mit Mikrometer für photographische Zwecke. 
Veröffentlich. aus dein Gebiete des Militärsanitätswesens Heft 12, S. 219. Auf 
Anregung des Verf’s hat Zeiss verschiedene, mit direeter, die (arösse eines 
Objeetes in '/;oo oder ?/;o0on Mil'imeter angebender Scala versehene Mikrometer 
für mikrophotographische Zwecke construirt, die in einen ‘Schlitz des Pro- 
jeetionsoculares eingeschoben werden. Für jedes Ocular (2 und 4) braucht man 
entsprechend den vier üblichen Systemen (16, 8, 4, 2 Millimeter Brennweite) 
vier besondere Glasschieber mit Mikrometer. 
€. Pulfrich. Hilfseinrichtung für die Erzeugung eines coustant temperirten Warm- 
wasserstromes. Zeitschr. f. Instrumentenk. XVII, 2, S. 49. 
— Ueber einen Natriumbrenner für Laboratoriumszwecke. Zeitschr. f. Instrumentenk. 
XVII, 2, S. 52. 
H. Rubinstein. Zur Technik der Blutfärbung. Zeitschr. f. wiss. Mikr. XIV, 4, S. 456. 
Blutstropfen von der Grösse eines Stecknadelkopfes, zwischen zwei in Achteck- 
. form aufeinander gelegten Deckgläschen abgezogen und an der Luft getrocknet, 
dann auf der Kupferplatte bei 120% C. fixirt (1/; bis 1 Minute lang), 5 bis 
7 Minuten mit einem Tröpfehen Triaeidlösung (von Grübler, Leipzig) gefärbt, 
in Wasser gespült, abgetrocknet, eingeschlossen. 
V. Ruzieka. Ein Beitrag zur Untersuchungsmethodik und zur Histologie der Nucle- 
olen der centralen Nervenzellen. Zeitschr. f. wiss. Mikr. XIV, 4, S. 452. Verein- 
fachte Färbung mit heisser Methylenblaufärbung, dabei so gute Differenzirung 
als nach Nissl. Das stark gefärbte Kernkörperehen zeigt in seinem Inneren 
ein central gelegenes, oder auch mehrere, äusserst kleine, ohne jede Regel an- 
geordnete, sehr dunkel gefärbte Körnchen. Zur isolirten Darstellung der Kern- 
körperchen und deren Inhaltes empfiehlt Verf. auch die Bowhill’sche Beize 
(20procentige wässerige Tanninlösung und 1 Gramm Orcein in 90 Qubikeenti- 
meter 50procentigen Alkohol). 
