360 Centralblatt für Physiologie. Nr. 11. 
construirte Verf. einen dazu dienenden Plethysmographen mit Luft- 
übertragung. 
In seiner einfacheren Form besteht der Apparat aus einer halb- 
kugelförmigen Schale (4 Zoll Durchmesser und eirca 2 Zoll Tiefe) 
mit einem abgeflachten (circa °/, Zoll breiten) Rande. Am Boden 
dieser Schale befindet sich eine elliptische Oeffvung (eirca 1 Zoll 
lang und !/, Zoll breit), welche in ein kurzes angesetztes Röhrenstück 
(eireca 1 Zoll Länge) führt. Nahe dem Rande des Gefässes ist ein 
Glasrohr zur Verbindnng mit dem Registrirapparate, einem gewöhn- 
lichen Marey’schen Tambour, eingesetzt. 
Zur Anwendung des Instrumentes wird eine Ineision in die 
Linea alba des Thieres gemacht, am besten unter dem Nabel, und 
von dem Dünndarme so viel als möglich durch die elliptische Oeffnung 
in das Gefäss hineingezogen und dann die Darmenden zwischen Liga- 
turen durchschnitten, su dass das im Gefässe befindliche lange Darm- 
stück nur nocb durch Peritonealgebilde mit der Bauchhöhle in Ver- 
bindung steht. Der Zwischenraum um diesen Stiel wird dann sorgfältig 
mit vaselinegetränkter Watte und dann mit Vaseline in Substanz um- 
packt und schliesslich die Schale oben durch eine mit Vaseline aufge- 
kittete Glasplatte verschlossen. — Die Schale kann aus einer starken 
Kautschukplatte hergestellt werden, die in heissem Wasser aufgeweicht 
und durch Eindrücken in einen Mörser modellirt wird. 
Ausser dieser einfachen Form hat Verf. noch eine andere con- 
struirt, in welcher die Schale sonst ganz dieselbe Gestalt hat, aber 
aus doppelwandigem Kupferbleche hergestellt ist und eine Vorrichtung 
besitzt, vermöge deren durch den Mantelraum zwischen den beiden 
Wänden ein Warmwasserstrom von constanter Temperatur durch- 
geleitet werden kann. Wegen der Einrichtung, die zur Erzielung eines 
Warmwasserstromes von constanter Temperatur diente, muss auf das 
Original verwiesen werden. 
Für die meisten Zwecke genügt der einfache Kautschukapparat; 
die zweite Form des Apparates hat aber den Vorzug, dass die Ein- 
geweide aus dem Abdomen direct in einen warmen Raum kommen 
und dadurch die Shockwirkung auf ein Minimum redueirt wird. 
Beide Formen des Apparates geben sehr bei-iedigende Curven 
mit deutlicher Markirung der Herzschläge und der respiratorischen 
Sehwankungen. Verf. gibt als Beispiel eine mit dem Apparate erhaltene 
Curve von einer Katze unter Vergleichung mit einer gleichzeitig auf- 
gezeichneten Blutdruckeurve der Üarotis. Bleibtreu (Bonn). 
J. Haldane. Some improved methods of gas analysis (Journ. of Phy- 
siol. XXII, 6, p. 465). 
Die Abhandlung enthält Mittheilungen über eine Reihe von Ver- 
besserungen gasanalytischer Methoden, die Verf. für physiologische 
und hygienische Untersuchungen über Respiration, über Gase in Berg- 
werken, Eisenbahntunnels etc. ausgearbeitet hat. Wegen der Einrich- 
tung des dazu dienenden gasanalytischen Apparates muss auf das 
Original verwiesen werden. Die Bestimmung der Kohlensäure sowohl 
als auch des Sauerstoffes erfolgt durch Absorption, durch Kalilauge, 
beziehungsweise stark alkalische Pyrogallussäurelösung, in Absorptions- 
