706 Uentralblatt für Physiologie. Nr. 21. 
wonnen sind. Diese Methode besteht darin, dass nach extremer Ex- 
spiration durch den Nasenkatheter mittelst einer kleinen Pumpe die 
noch in den Lungen befindliche Luft um 25 Cubikeentimeter ausge- 
dehnt wird. Die dadurch erzeugte Druckschwankung wird an einem 
Aneroidmanometer gemessen, und daraus die Grösse des gesammten 
verdünnten Luftvolums berechnet. Controleversuche durch vergleichende 
Bestimmung der Lungenluft auf diesem und auf anderen Wegen theilt 
Verf. nieht mit. Die gefundenen Werthe schwanken zwischen 500 und 
1000 Cubikcentimeter. 
Von dem zeitlichen Verlauf und den besonderen Eigenthümlich- 
keiten der Athembewegungen spricht Verf. nur kurz, um in einer 
Schlussbetrachtung nochmals auf sein Postulat einer möglichst voll- 
ständigen Untersuchung zurückzukommen, für die er ein Schema als 
Beispiel gibt. 
Die Leistungsfähigkeit des Respirationsapparates sei das Maass 
für die Leistungsfähigkeit des ganzen Körpers, und die Militärärzte 
seien berufen, die Normen festzustellen, nach denen die respiratorische 
Fähigkeit beurtheilt werden könne. 
R. du Bois-Reymond (Berlin). 
Physiologie der tierischen Wärme. 
W. Marcet. A calorimeter for the human body (Proceed. Roy. 
Soe. LXIII, p. 232). 
Enthält die Beschreibung der Einriehtung und Prüfung eines 
vom Verf. für Versuche am Menschen construirten Calorimeters. Eine 
Uebersicht über die bisher verwendeten ÜConstructionen bildet die 
Einleitung. Die Beschreibung wird durch zwei Abbildungen erläutert 
Das Prineip des Apparates beruht darauf, dass die Innenfläche der 
Wand, die aus polirtem Kupfer besteht, die strahlende Wärme wieder 
in den Luftraum zurückwirft. Der Luftraum wird durch zwei elektrisch 
von aussen her betriebene Ventilatoren gemischt, und zwar so, dass 
der Strom der erwärmten Luft fortwährend durch eine Sehicht ge- 
stossenen Eises getrieben wird. Menge und Temperatur des Schmelz- 
wassers geben den Hauptantheil der zu messenden Wärmemenge 
die Temperatur der Binnenluft, der Kupferwand und des Mantelraumes 
wird ebenfalls controlirt, soll aber möglichst gleich bleiben, was 
durch Regulirung der Luftabkühlung mittelst der Ventilatoren erreicht 
werden kann. Eine Schwierigkeit entstand dadurch, dass die Luft dureh 
das Umtreiben der Windflügel merklich erwärmt wurde. Bei Probe- 
messungen der Wärmeabgabe eines Gefässes mit 6 Liter warmen 
Wassers ergab sich ein mittlerer Fehler von 1'41 Procent. Bei glei- 
chen Versuchen mit Wasserstofiverbrennung war bei zehn Messungen 
der mittlere Fehler nur 0'1 Procent. 
R. du Bois-Reymond (Berlin). 
W. Marcet and R. B. Floris. An experimental inquiry into the 
heat given out by the human body (Proceed. Roy. Soc. LXIII, 
p- 242). 
