788 Centralblatt für Physiologie. Nr. 24. 
in seiner Grösse und Krümmung der Form des Augapfels entspricht, 
desto mehr congruent sind die Bewegungen des Auges und des Glases, 
Es ist also wünschenswerth, dass für jede Versuchsperson und 
für jedes Auge ein Glas speeiell, d.h. nach Maass der äusseren Fläche 
des Augapfels gemacht wird. 
Nun kann man jedoch, anstatt aus Glas, die Kapsel sehr bequem 
aus Metall herstellen und so habe ich für meine Versuche Metall- 
kapseln aus Aluminium benutzt, die von Herrn W. Öehmke, Mecha- 
niker des Physiologischen Institutes in Berlin, ausgeführt wurden. 
Um die Bewegungen der Glas- oder Metallkapsel objectiv dar- 
zustellen, muss man einen Ansatz haben und einen Zeiger einführen, 
weleher die Bewegungen der Kapsel auf eine rotirende Trommel 
aufschreibt. 
Man kann auch einen anderen optisch-graphischen Weg ein- 
schlagen, indem man einen Spiegel an die Kapsel befestigt und das 
Spiegelbild eines auf den Spiegel geworfenen Liechtstrahles auf einem 
Projectionsschirm beobachtet. Der Spiegel kann mittelst des Gelenkes 
Fig. 6. 
Fig. 5. Spiegel mit Gelenk. Fig. 6. Der Apparat von der Seite gesehen. 
f Platten zur Stütze der Augenlider; 
g Hülse zum Einsetzen des Spiegels oder 
des Schreibhebels. 
in verschiedene Lagen gebracht werden, am besten jedoch ist es, ihn 
senkrecht zum Augapfel einzustellen und die Lichtquelle von der Seite 
zu placiren. Die Bewegungen des Spiegelbildes sind, wie bekannt, 
vielfach vergrössert und sehr gut demonstrirbar. 
In meinen Versuchen habe ich die Kapsel in folgender Weise 
ausgearbeitet: Auf dem äussersten Rande des Fensters an der Mittel-, 
d. h. Horizontallinie der Kapsel war ein Messingröhrchen angebracht, 
das zur Aufnahme des schreibenden Zeigers dient. Neben dieses 
Röhrchen wurde ein zweiter Metallansatz mit einem beweglichen Ge- 
lenke an seinem Ende befestigt; das Gelenk trug eine kleine Metallplatte. 
Diese letztere diente zum Ankleben eines kleinen, etwa 3 bis 
4 Centimeter grossen Spiegels. Man klebt also den Spiegel jedesmal 
an, wenn man einen Projectionsversuch machen will, und zwar erst 
dann, wenn bereits die Kapsel auf das Auge gesetzt ist. 
Um schliesslich die möglichen Verschiebungen der Kapsel 
während der ausgeführten Bewegungen zu beseitigen, wurden am 
oberen und am unteren Rande des Fensters zwei bogenförmige, senk- 
recht zum Auge stehende Platten angesetzt, an welche die beiden 
Lider sich anlegen und durch ihren Druck die fixirte Einstellung der 
Kapsel noch vollkommener machen. 
