172 



A. F. Sunde l l. 



der eine Länge von GO mm. und einen Quer- 

 schnitt «^ - 20,8 qmm. hat; dann folgt die 

 Kugel G mit einem Durchmesser von etwa 

 40 mm. Das Volumen v^ von e bis zur Marke i 

 ist = 29,22 ccm. Eine Millimeterscale wurde 

 hinter dem Rohre c d in solcher Weise ju- 

 stirt, dass die Theilung die Röhrcnlängen 

 von ab angeben; man braucht daher nur 

 diese Längen mit dem Querschnitte a, zu 

 multipliciren, um die entsprechenden Volumina 

 in Cubikniillimetern zu erhalten. Die Theil- 

 striche einer an M befestigten Millimeter- 

 scale liegen in den Verlängerungen der gleich 

 numerirten Theilstriche der Scale an c d\ 

 der Höhenunterschied der Quecksilberflächen 

 in c d und M wird somit durch die Differenz 

 der entsprechenden Scalenablesungen ange- 

 geben. Legt man den Unterschied der Ca- 

 pillardepressionen in c d und M hinzu, er- 

 hält man die Differenz u zwischen den Span- 

 nungen in K und G. Vor der Anfertigung 

 der Pumpe wurde das Volumen von M zwi- 

 schen e und einer Marke bestimmt und da- 

 nach die Volumina von i ab nach den ver- 

 schiedenen Theilstrichen der Scale an M be- 

 rechnet und in eine kleine Tabelle geordnet. 

 Diese Volumina muss man kennen, um in 

 einem speciellen Falle den Recipientendruck 

 messen zu können. 



Das Auslassrohr B hat eine totale Länge 

 Z^= 997 mm. (von i bis h); sein Volumen ist 

 = 2,63 cmm. Der mittlere Querschnitt a„ 

 ist = 2,04 qmm. Da das Rohr nicht über- 

 all die gleiche innere Weite hat, wurde durch 

 Calibrirung mit Quecksilber eine Volumen- 

 tabelle hergestellt, aus welcher man das Vo- 

 lumen von i nach den verschiedenen Theil- 

 strichen der an B befestigten Millimeterscale 



