Uehcr eine Moäifilcation der QuecJcsilberluftpumpe. 175 



leicht zum liecipienten zurück, wenn nur nicht das Bohr E bei a verengert ist. 

 Man gebe daher bei der Anfertigung der Pumpe genau darauf Acht, dass die 

 Rölire E sich bei a etwas erweitert und dass die Krümmung rs so kontinuir- 

 lich wie möglich ist. Diese Bedingungen sind auch bei den gewöhnlichen 

 Quecksilberluftpumpen mit dem NEESEN'schen Seitenrohre ganz nothwendig 

 wenn man es vermeiden will, dass ein Quecksilbertropfen bei a zurückbleibt 

 und die Verbindung zwischen E und E absperrt. Die wohlbekannten von 

 Herrn Florenz Müller in Berlin angefertigten Pumpen lassen in dieser Hin- 

 sicht nichts zu wünschen übrig. 



Die Spannung nach einem solchen korabinirten Kolbenzuge (wie man ihn 

 nennen kann) ist immer noch nach der Formel (3) zu berechnen. Wenn aber 

 die Luft in K und G, auf das Volumen der Röhre B zusammengedrückt, 

 nicht mehr eine Spannung etwas grösser als H + /?,, bekommt, was bei dem 

 Recipientendrucke 



(0) x"'=-^^{H+hJ 



V^-{-V^ 



eintrifft, muss man sich damit begnügen, die Luft bei den folgenden Kolben- 

 zügen nur nach G zu treiben. Die Druckmessung geschieht jetzt nach der 

 in meinem früheren Aufsätze^) hergeleiteten Formel 



(7) .; = \ (v" h(l+^ + (v- V') u 



V— {v —V) \ V «/ 



wo V das anfängliche Luftvolumen in A', v' dasselbe in G und v" das Luft- 

 volumen in G ist, wenn alle Luft aus K herübergetrieben ist;* weiter bezeich- 

 net h die Depresion in B und u den für die Capillardepression verbesserten 

 anfänglichen Höhenunterschied zwischen den Quecksilberflächen in M und cd. 

 Bei der Messung von h bringe ich das Quecksilber in M auf seine anfäng- 

 liche Höhe ; die Differenz v"~ v' entspricht dann der Depression h und man 

 hätte einfach 



ff / 7 



V — v= a, «, 



wenn das Rohr B von gleichmässiger innerer Weite wäre ; sonst nimmt man 

 diese Differenz aus der für B geltenden Volumentabelle heraus. 

 Ist man zum Drucke 



(8) a''^=^^^^'-S + <K 



■) L r. S. 550^ 



