176 



A. F. S U N D E L L. 



gekommen, kann man die Druckformel 



(9) 



V 



a; = 



V-v 



„.|i.^.).r(,+:. 



benutzen, wo h' und h" die Depressionen in c d und B bezeichnen, wenn das 

 Quecksilber bis zur Marke gestiegen ist. Endlich darf man, wenn der 

 Druck 



(10) 



X 



h. 



erreicht ist, bei fortwährender Benutzung der Formel (9) das Quecksilber bis 

 zur Marke steigen lassen. Die Luft wird in diesen Fällen erst nach dem 

 Messen des Drucks nach G hinübergetrieben. 



Die Grenzen, zwischen welchen die Formel (7) zu verwenden ist, sind 

 bei unserer Pumpe x"'= 4,9 mm, x'^= 0,9 mm. Bei dem letztgenannten Drucke 

 erhält man noch in B eine Depression von 12 mm., berechnet nach der aus (7) 

 hervorgehenden Näherungsformel 



'ir 



x = 



Der Druck x^ ist = 0,08 mm. Bei diesem Drucke erhält man noch in c d, 

 bei Benutzung der Marke 0', nach der aus (9) gezogenen Näherungsformel 



(12) 



x = -i-h 



eine Depression von 16 mm. Es giebt also hier kein Spannungsgebiet, in 

 welchem die Druckmessungsmethoden unempfindlich wären, wie es der Fall 

 bei meiner früheren Pumpe war.') Dieser Vortheil ist durch die Einschaltung 

 des Zwischenstücks 00' herbeigeführt. 



Aus der Formel (9) kann man im Allgemeinen das Glied mit h" fort- 

 lassen. Bei sehr tiefen Spannungen kann diese Fol-mel zur Formel 



(13) 



X = — Ä' 



vereinfacht werden. Dabei ist zu bemerken, dass eine Unsicherheit dadurch 

 entstehen kann, dass das Quecksilber in c d an der Röhrenwand etwas anhaftet. 

 Vor der Druckmessung muss man daher durch anhaltendes Klopfen an das 



') Vergl. 1. c. S. 551, zweite Note. 



