200 A. F. S U N D E L L. 



jSTordlichtes in den Jahren 1871 — 1873 benutzt wurde.') Das Bpectroskop 

 entluUt ein dispergirendes und ein rcflectirendes Prisma. Die Dispersion ist 

 ziemlicli scliwach ; die Natriumlinien D, und D„ können nicht getrennt wer- 

 den. Zclin Theile der Trommel an der Mikrometerschraube entsprechen einer 

 Aenderung von 0,0000060 und 0,0000006 mm. in der Wellenlänge für äus- 

 serstes Roth und äusserstes Violett. Den Index habe ich in folgender "Weise 

 hergestellt. Eine dünne Glasplatte (ein Mikroskop-Deckgläschen) wurde auf 

 der einen Seite mit Touche geschwärzt; die dünne Farbenschicht wurde durch 

 fünf feine parallele Linien durchschnitten. Die andere Fläche wurde mit der 

 BALMAiN'schen leuchtenden Farbe belegt. Diese Platte wurde dann in die 

 Bildfiäche des Spectroskopes angebracht mit der geschwärzten Seite gegen das 

 Ocular in solcher Lage^ dass die Indeslinien den Spectrallinien parallel liefen. 

 Die Indexplatte nahm ungefähr die Hälfte des Gesichtsfeldes auf.'') Die Index- 

 linien brachte ich zum Leuchten dadurch, dass ich ein Zündhölzchen vor dem 

 Oculare verflammen Hess. Diese Beleuchtung wurde gewöhnlich vorgenommen, 

 eben wenn ich eine starke Spectrallinie einstellen wollte, wogegen die Ein- 

 stellung von sehr schwachen Linien vorgenommen wurde, wenn das Licht der 

 Indexlinien schon etwas abgeschwächt war. Bei sehr schwachen Spectren 

 mussten auch die Indexlinien sehr schwach sein, damit sie nicht die Spectral- 

 linien überstrahlen sollten. In solchen Fällen war das Auffinden der Index- 

 linien dadurch sehr erleichtert, dass ich deren fünf anstatt nur eine hatte. 

 Im Allgemeinen stellte ich die Spectrallinien durch Drehen der Mikrometer- 

 schraube auf die mittlere Indexlinie ein ; nur für drei Linien im äussersten 

 Violett benutzte ich die äusserste Indexlinie, weil das Schraubengewinde hier 

 aufhörte. Die Wellenlängen habe ich aus einer Tabelle genommen, die ich 

 nach einer dem Spectroskope angehörigen Wellencurve construirt habe mit 

 dem Unterschiede zwischen den Einstellungen auf die Spectrallinien und auf 

 die Natrium-Doppellinie D als Argument. Um die Correctionen der Tabelle 

 zu erhalten, wurden bei jeder Messungsreihe die Lithiumlinie 5706 und die 

 Strontiumlinien 4606 und 4305 eingestellt; für die gemessenen Spectrallinien 

 wurden die Correctionen durch einfache Interpolation bestimmt. 



') Dieses Spectroskop ist austuhrlicli beschrieben in „OtVersigt af Finska Veteuslsaps-Societetcns 

 türbandlingar XV, S. 21 — 23, 1873." Herr Dr. Fuchs hat in der Zeitschrift für Instrumentenkiuule 

 1881 S. 352 ein durch Reflexion geradsichtiges Prisma als neu besclirieben; dieses Prisma ist der 

 principielle Haupttheil des WiiEDE'schen Spectroskopes, das schon 1870 der Königl. Schwedischen 

 Académie der Wissenschaften vorgelegt wurde. 



-) Einen Index dieser Art habe ich in den Astr. Nachrichten Nr. 2430, 1882 beschrieben. Spä- 

 ter habe ich erfahren, dass Herr Professor H. C. Vogei, schon im Jahre 1881 pliosphorescirendc 

 Marken zur Messung lichtschwacher Spectra angewandt hat (Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1881, 

 S. 20). 



