Spedrahersuche. 201 



Das grössere, dem ijhysikalisclicn Jjabüratoriuni der Universität zugehörige 

 Spectroskop, das ich bei einigen Messungen angewandt liabe, ist auch nach 

 den von Herrn General Wkede aufgestellten Principien construirt. Es ent- 

 hält zwei Prismen von schwerem Flintglase und zwei reflcctirende Crownglas- 

 prismen. Der Index ist von Herrn Assistent Biese construirt, welcher unge- 

 fähr gleichzeitig wie ich die Idee von einem selbstleuchtenden Index veröffent- 

 licht hat.') Dieser Index besteht aus einer feinen Spalte in einer dünnen 

 Messingsplatte; die gegen die Prismen gewandte Seite der Spalte ist mit der 

 phosphorescirenden Substanz angefüllt. Die Dispersion ist ziemlich bedeu- 

 tend ; zehn Trommeltheile entsprechen im äussersten Roth einer Aenderung 

 von 0,0000013, im äussersten Violett von 0,0000002 mm. in der Wellenlänge; 

 die Natriumlinen D^ und D^ erscheinen getrennt. Die Tabelle für die Wel- 

 lenlänge wurde nach einer von Herrn Biese hergestellten Wellencurve be- 

 rechnet. 



Die meisten Beobachtungen sind in einem dunklen Zimmer im physikali- 

 schen Laboratorium des polytechnischen Institutes zu Helsingfors angestellt. 

 Ich benutze hier die Gelegenheit, sowohl dem Director des Institutes Herrn 

 Ingenieur Qvist als auch dem Lehrer der Physik Herrn Dr. Slottb meinen 

 Dank auszusprechen, sowohl für dieses speciell für solche Untersuchungen 

 passende Local als auch für verschiedene für meine Versuche nöthige Appa- 

 rate, die mir aus der Instrumentensammlung des Laboratoriums überlassen 

 wurden. Die Influenzmaschine war im Nebenzimmer aufgestellt, wo sie durch 

 einen Wassermotor in Gang gehalten wurde. Zur Verdünnung der Gase in 

 der Spectralröhre benutzte ich die von mir für das polytechnische Institut 

 construirte Quecksilberluftpumpe.-) Das Ueberschiebrohr hatte keine Hähne 

 oder Stöpsel; die Kugel mit Phospliorsäureanhydrid war zugeschmolzen. Die 

 benutzte Spectralröhre war 155 cm. lang und hatte am einen Ende eine in- 

 nere Weite von 10,8 mm. bei einer Wanddicke von 2,1 mm.; am anderen Ende 

 war die Weite 12,9 mm. bei einer Wanddicke von 1,6 mm. Diese Röhre 

 ruhte in horizontaler Lage auf Glashaltern, die von an der Zimmerwand be- 

 festigten Holzconsolen herabhangen. Die Verbindung mit der Luftpumpe 

 wurde durch eine Kundt'scIic Glasfeder hergestellt. In ähnlicher Weise hatte 

 ich gleichzeitig eine Spectralröhre im physikalischen Laboratorium der Uni- 

 versität aufgestellt, wo mir Herr Professor Lemström gütigst den uöthigeu 

 Platz gestattete. 



In dem im polytechnischen Institute aufgestellten Rohre wurden folgende 



') Ofversigt af Fiuska Vetenskaps-Societeteiis forbandliiigar XXIV, S. 30. 

 -) Acta Societatis Scient. Fenn. T. XV, S. 169. 



