Uas gcwölmliclie (^)uecksilberbarometer ist bekaiintlicli sehr nnboqueiii zum 

 Transport; man liât immer zu beturcliteii, dass das schwere Quecksilber bei 

 zufälligen Stössen das Barometerrohr zersprengen könnte oder dass die Luft 

 hineindringen und die Genauigkeit des Instrumentes beschränken möchte. Ein 

 Barometej-, das man für den Trausport ausleeren könnte, um es wieder am Beo- 

 bachtungsorte zu füllen, wäre für wissenschaftliche Expeditionen sowie auch in 

 anderen Fällen sehr vortheilhaft. Seit einiger Zeit mache ich im pliysikalischen 

 Laboratorium der Universität Vergleichungen zwischen einem guten Controll- 

 Barometer (Wild-Fuess N:o 99) und einem von mir construirten ausleerbaren 

 Barometer. Da diese Vergleichungen ein für mein Barometer ziemlich günsti- 

 ges Resultat gehabt haben, will ich es hier näher beschrieben. 



Das Barometerrohr *) ist wie das eines Heberbarometers eingerichtet mit 

 Theilen von gleicher Weite bei 1) und E Fig. L Der offene Schenkel trägt 

 eine Verschluss-Schraube F, die bei der Ablesung des Barometers aufgedreht 

 wird. Oben ist das Rohr offen und in Verbindung mit einer Kugel A, aus 

 welcher das feine, etwa 820 mm. lange Rohr B zum Reservoir C leitet. Durch 

 den übersponnenen Schlauch S communicirt das Barometerrohr mit dem Reser- 

 voir Q, das etwa das doppelte Volumen von A besitzt. Vor der Anfertigung 

 wurden alle Theile des Apparates sorgfältig gereinigt. Das Rölirensj'stem ist 

 auf ein Brettchen befestigt, das auch einen passenden Halter B für Q trägt. 



Wenn der Apparat gehörig aufgestellt ist, lässt man reines trockenes 

 Quecksilber aus einem Papiertrichter in feinem Strahle durch Q hineinfiiessen, 

 bis dass das Quecksilber etwas mehr als die Hälfte von Q aufnimmt. Dann 

 werden C und Q mit Trockenröhren G und H versehen. 



Nachdem die Schraube F luftdicht verschlossen geworden ist, erhebt man 

 das Reservoir Q. Die Barometerröhre und die Kugel A füllen sich allmählig 

 mit Quecksilber und die Luft entweicht durch B. Li D kann das Queck- 

 silber nur soweit steigen, dass die dort enthaltene Luft auf etwas weniger als 

 die Hälfte ihres anfänglichen Volumens zusammengedrückt wird. Man lässt 



*) Als solches habe ich eine von Herrn Director N. K. Norpenskiölii zii meiner Verfügiuij 

 gestellte Reservröhre eines WiLD-FuEss'schen Barometers angewandt. 



