390 



A. F. Sun d e i. l. 



Fig. I. 



foi 



das Quecksilber auch nach C hinüberfliessen und dieses Rohr ganz ausfüllen. 



Dann senkt man wieder Q; das Quecksilber sinkt dabei in C bis zu einem 



gewissen, dem vorhandenen Luftdrücke entsprechenden Punkte. Jetzt wird 

 das untere Ende des Brettchens mit der linken Hand er- 

 fasst und links noch oben in einem Kreisbogen gehoben, 

 bis dass das Barometer einen Winkel von etwa 45° mit 

 dem Verticale macht; mit der rechten Hand hält man immer 

 Q in solcher Höhe, das Ä vollständig mit Quecksilber ge- 

 füllt bleibt. Dadurch bringt man das Quecksilber voll- 

 ständig aus C nach A zurück. Dann lässt man Q lang- 

 sam sinken; dabei füllt sich A und die Barometerröhre 

 mit getrockneter Luft. Diese Manipulation wird einige 

 Male wiederholt, bis dass die Feuchtigkeit so weit wie 

 möglich aus dem Apparate entfernt worden ist. 



Dann fängt man mit dem Evacuiren an. Man treibt 

 das Quecksilber über 0' durch B nach C, das zum Theil 

 gefüllt wird. Beim Senken von Q bricht der Quecksilber- 

 faden bei 0'; das überflüssige Quecksilber fällt tropfen- 

 weise nach A herunter, bis sich die Quecksilbersäule in 

 den senkrechten Theil von B zurückzieht und so die jetzt 

 beinahe luftleere Kugel A von der äusseren Luft absperrt. 

 Da indessen, wenn das Quecksilber Luft von atmosphä- 

 rischem Drucke vor sich treibt, immer hie und da (an fei- 

 nen nicht zu entfernenden Staubtheilchen) sehr kleine Luft- 

 blasen zwischen dem Quecksilber und der Glaswand haften 

 bleiben, lässt man das Quecksilber so tief wie möglich 

 im Barometerrohre herabsinken, wobei sich diese Luft- 

 blasen lösen und in das leere Eaum vertheilen. Durch 

 nochmaliges Heben von Q wird diese letzte Luftqvantität 

 durch B nach C getrieben, wo sie als eine Blase nahe am 

 Boden haften bleibt. Das Reservoir Q wird dann in den 

 Halter B gestellt; wenn die Kugel A von Quecksilber frei 



ist, so kann man die Schraube F öffnen und das Barometer ist fertig zum 



Ablesen. 



Die Scale ist beweglich;*) der Nullstrich wird bei jeder Messung an der 



3 



*) Diese Scale gehört einem von C. Åderman in Stocldiolm augefertigten, für meteorologisclie 

 Stationen bestimmten Barometer. Der Nonius ist um 0,i mm. zu laug; ich habe daher immer so viel 

 mal 0,01 abgezogen wie ich laut der Nonienablesung 0,i mm. hinzulegte. 



