Traitspoiiulihs Barometer. •il'l 



Quecksilberkuppc in U eingestellt; wegen des grossen (Querschnittes des Re- 

 servoirs Q oscillirt diese Kuppe sehr wenig nach der Hohe. Die Einstellung 

 an der oberen Kuppe geschieht durch die Verschiebung eines Nonius. Vor 

 einer Ablesung erhebe ich Q durch Hinunterstellen einer etwa 1 cm. dicken, 

 passend ausgeschnittenen Holzscheibe; dadurch bekommen die Kuppen eine gute 

 Form und die untere Kuppe bildet sich an einer reinen Stelle des otfenen 

 Schenkels. 



Das Ausleeren des Barometers für den Transport ist sehr einfach. Man 

 verschliesst die Schraube F und füllt A mit Quecksilbei-. Durch Neigen des 

 Brettes, wie beim Austrocknen, bringt man das Quecksilber aus C nach A. 

 Das Barometer füllt sich dann beim Senken von Q mit trockener Luft. Nach- 

 dem man das Trockenrohr H entfernt hat, kann man das Quecksilber durch 

 Q herausleeren und in einem trockenen Kruge aufbewaren. Das ganze wird 

 dann in eine passende Kiste verpackt. Hat das Reservoir Q hinreichend 

 starke Wände, kann es sehr passend als Anfbewarungsgefäss für das Queck- 

 silber dienen. Man verschliesst es in solchem Falle mit einen Korkpfropfen 

 und überbindet die Mündung mit feinem Leder. Dann wird Q vollständig mit 

 Quecksilber aus dem Schlauche S gefüllt; wenn Q keine übermässige Grösse 

 hat, so bleibt auch der nächste Theil vom Schlauche mit Quecksilber angefüllt. 

 Dieser Theil wird vom übrigen Schlauche durch Umbinden oder mit Quetsch- 

 hahn abgesperrt. Hierdurch wird jedes gefährliche Schwanken des Queck- 

 silbers verhindert; wegen des nachgiebigen Schlauches kann es sich aber frei 

 nach der Temperatur ausdehnen oder zusammenziehen. Dieses Verfahren ist 

 besonders zu empfehlen, wenn man beabsichtigt, Messungen des Luftdruckes 

 im Freien zu machen; beim Aufstellen des Barometers kann man es leicht 

 verhindern, dass keine feuchte Luft hineindringt. Das Austrocknen wird dann 

 schnell und sicher zum Ziele führen. 



Ein von Herrn Diakonoff *) construirtes Barometer hat eine gewisse 

 Ähnlichkeit mit dem hier beschriebenen Instrumente. Man hat gegen Herrn 

 Diakonoff's Barometer den Einwand gehoben, dass die Erhaltung des Va- 

 cuums nicht genügend gesichert ist, **) weil Luft vom Aussen eindringen kann. 

 Dieser Einwand fällt bei meinem Barometer ganz weg. Aber besonders wich- 

 tig scheint mir den Umstand zu sein, dass Herr Diakonoff keine specielle 

 Sorgfalt auf das Austrocknen seines Barometers anwendet und dass er kein 

 Mittel angiebt, um die Vollständigkeit des Vacuums zu prüfen. Ich darf es 



*) Journal de physique 1884, S. 27. 

 **) Referat in Zeitschrift für Instruineiiteuktiuile 1884, S. 24!1. 



