392 A. F. 8 u N D K h h. 



daller bezweifeln, dass man mit Herrn Diakonoff's Barometer den Luftdruck 

 genau finden könne. 



Ich gehe jetzt zu den Vei'gleichungen mit dem Controllbarometei- über. 

 Die beiden Barometer waren neben einander aufgehängt. Bei jeder Beobach- 

 tung wurden zuerst die an den Barometern befestigten Thermometer abgelesen; 

 die Barometerhöhen wurden dann auf 0° C. reducirt nach der Tafel 11 in 

 .,Ph}'sikalisch-Chemische Tafeln" von Landolt-Börnstein. Nachdem die Able- 

 sungen gemacht worden waren, wurde die Schraube F zugedreht und Q ge- 

 hoben; die Kugel Ä füllte sich mit Quecksilber. Wenn das Quecksilber bis 

 zur unteren Marke gestigen ist, notirt man die Depression der Quecksilber- 

 säule im Rohre B, neben welchem für diesen Zweck eine Millimetertheilung 

 angebracht ist. Diese Depression beträgt gewöhnlich einige Millimeter. Treibt 

 man das Quecksilber noch höher, so wird die Depression grösser, erreicht 

 aber bald ein gewisses Maximum. Hierdurch ist die Anwesenheit von Wus- 

 serdampf angezeigt. Das niedergeschlagene Wasser wird als sehr kleine 

 Tropfen merkbar zwischen dem Quecksilber und der Röhrenwand, wenn man 

 das Quecksilber bis in die Röhre B treibt. Ich habe viele Arbeit darauf an- 

 gewandt, die Feuchtigkeit ganz zu entfernen, aber immer bleibt doch Spuren 

 davon zurück. Chlorcalcium als Trockenmittel ist ungenügend ; ich fülle die 

 Trockenröhren G und 7/, die unten mit etwas Glaswolle zugestopft werden, 

 etwa zu zwei Drittel mit kleinen Glasperlen, *) die in Phosphorsäureanhydrid 

 gerollt sind; darauf kommt in G ein dünnes Lager von pulverförmigem Phos- 

 phorsäureanhydrid, dann wieder etwas Glaswolle; der noch leere Theil wird 

 mit Chlorcalcium-Stückchen gefüllt, die einen Theil der Feuchtigkeit absorbiren 

 und somit den Phosphorsäureanhydrid gegen zu schnelle Auflösung schützen. 

 In H genügt es, wenn man auf die Glasperlen etwas Glaswolle und dann 

 Chlorcalcium anbringt. 



Wegen der immer zurückbleibenden Spuren von Wasserdampf bedarf ge- 

 wöhnlich der abgelesene Barometerstand einer Correction, die nach der De- 

 pression in B berechnet wird. Wenn man nämlich die Compression des zu- 

 rückgebliebenen Wasserdampfes nicht zu nahe an den Sättigungspunkt treibt, 

 darf man dieser Dampf als ein permanentes Gas betrachten und hat somit an 

 den abgelesenen Barometerstand die Correction 



1) ^B = ^, 



anzubringen, wo h die Depression in B, v das Volumen von der Marke 



*J Vergl. R. W. Bunsen, Ueber capillaie Gasabsniptioii, Wieil. Ann. Bd. XXIV, S. 323. 



