TraDspaiidhlcs llaroDiita: -M*-'' 



oder 0' nach der Quecksilberfläche in B und V das Vohunen des Vacuums 

 zwischen den Quecksilberflächen in E und B ist. Gewöhnlich muss ich die un- 

 tere Marke benutzen; man kann dann v constant und ^ 1 ccm., sowie 

 V= 90 ccm. annehmen; folglich hat man zJB^ 0,0112 h. Wird die obere Marke 

 0' beim Anfange des Capillarrohres benutzt, so ist v sehr klein, da der in- 

 nere Querschnitt von B nur l.st; qmm. beträgt. 



Um die wirkliche Correction meines Barometers zu erhalten, habe ich es 

 nöthig gefunden, es mit der Quecksilberluftpumpe zu evacuiren. Nachdem alles 

 Quecksilber aus C nach dem Barometerrohre herübergebracht worden war, 

 wurde eine luftdichte Glasröhrenverbindung zwischen C und dem Ueberschieb- 

 rohre meiner Quecksilberluftpumpe hergestellt;''-) die Trockenkugel enthielt etwas 

 Phosphorsäureanhydrid. Das Barometer blieb hierbei an seinem gewöhnlichen 

 Platze hängen. Die Verdünnung wurde zu etwa 0,ooi mm. getrieben; dabei 

 stieg das Quecksilber im Barometer allmähiig bis zur Gegend von E. Der 

 in der Pumpe und im Vacuum des Barometers noch vorhandene Druck war 

 nicht von Wasserdampf verursacht, denn ich konnte bei jedem Kolbenzuge 

 das zurückgebliebene Gas durch ein 180 mm. langes Capillarrohr nach dem 

 Zwischenreservoir der Pumpe treiben. Eine Vergleichung mit dem Controll- 

 barometer ergab die Correction — 0,25 mm. Jetzt wurde bei derselben Ver- 

 dünnung durch Erheben von Q etwas Quecksilber nach G gebracht; die 

 atmosphärische Luft wurde dann in die Pumpe hineingelassen und ihre Ver- 

 bindung mit dem Barometer aufgehoben. Jetzt erhielt ich die Correction 

 — 0,31 mm. ; bei Benutzung der oberen Marke 0' wurde die Depression in 

 B etwa 1 mm. ; da v in diesem Falle nur 67 cmm. beträgt, bekommt man 

 nach 1) z72? = 0,0007 mm., was mit dem in der Luftpumpe gemessenen Drucke 

 ziemlich übereinstimmt. 



Am folgenden Tage wurde wieder eine Vergleichung gemacht, die die 

 Correction —0,27 mm. ergab; die Depression war zu 5 mm. gestiegen bei 

 V = 61 cmm., somit z/jB --^ 0,oo3 mm., was nicht in Betracht kommt. 



Jetzt wurde Luft durch G und G in das Barometer hineingelassen und 

 die oben beschriebene Trockenmethode angewandt. Da man die eingelassene 

 Luft als beinahe vollkommen trocken ansehen darf und weil das Instrument 

 früher mit der Quecksilberluftpumpe vollständig ausgetrocknet worden war, 

 erhielt ich jetzt ungefähr dieselbe Correction wie früher, oder —0,32 mm.; 

 die Depression in B war 4 mm. bei Benutzung der oberen Marke, also JB 

 unmerklich. Nach einem Tage hatte sich doch etwas Wasserdampf losgelöst; 



') Acta Societatis scient. Feiiii. T. XV. 8. 16fl. 



